( 362 ) 
dene eeuw, de vervaardiging van een tweede quadrant 
voor de stenewacht te Greenwich was opgedragen, gaf, bij 
dit en zijne overige werktuigen, voor het onderverdeelen 
van kleine bogen , aan eene schroef boven eenen nonius 
de voorkeur * * * §) ). De tangentiaalschroef, waardoor de wij- 
zer zijne fijne beweging verkreeg, diende voor het uitnie- 
teii van den afstand des wijzers tot de naastbijgelegene 
streep der verdeeling en was met eenen verdeelden trom- 
mel toegerust, geheel en al met dien der hedendaagsche 
mikrometers overeenkomende. 
De uiterste scherpte bij het aflezen van verdeelingen 
werd eersl bereikt, nadat de mikroskopen, met schroefmi- 
krometers voorzien, waren ingevoerd. Het denkbeeid om 
een mikroskoop op de verdeeling te rigten en den afstand 
tusscheii den wijzer en.de naaste deelstreep te ineten, door 
eenen schroef-mikrometer, die tusschen de glazen des mi- 
kroskoops is aangebragt, schijnt het eerst bij den Hertog 
DE CHADLNE t) te zijii opgerezen, die, reeds in het jaar 
1768, zijne verdeelmachine inet zulke mikroineter-mikros- 
kopen had toegerust. Ramsden, die, onafhankelijk vaii den 
Hertog, op hetzelfde denkbeeid schijnt te zijn gekoinen, 
vervaardigde mikrometer-mikroskopen in eene hooge volko- 
menheid en bediende zieh van die hulpraiddelei»' om zijne 
verdeelmachine te volmaken §). Het groot aequatoriaal, 
door hem voor Sir shuckbuugh vervaardigd en in het jaar 
1791 voltooid **), en de wereldberoejnde vertikaal-cirkel 
van RAMSDEN, waarmede piazzi te Palermo in het jaar 
*) W. PKARSON, Piaciical Astronomy, vol II. bl. 96. I. bikd, The 
inethod of conslructing mural quadranis. London, 1768. 
t) De chaulke, Sur quelques moyens de perfect, les inslr. d'ast. Paris, 
1765, en Duc de chadlne’s Neue Art. math. und astr. Instrumente abzu- 
tlieilen. Uebersetzt von j. s. hai.le. Berlin, 1788. 
§) Phil. Trans. 1793, Part I, pag 134 cn vervolg. 
**) t^hil. Trans. 1793, Part 1, pag. 67. 
