( 374 ) 
de omstandigheden bf door de inrigting des raikroineters, 
niet toegelaten, de metiiig aan een willekeurig punt van 
den ointrek der schroef aan te vangen. Bij de aflezings- 
mikroskopen van sterrekundige cirkels is dit bijna nimmer 
mogelijk en zelfs de mikrometer met dubbele beeiden van 
AiUY, door SIMMS vervaardigd, is daarvoor in het geheel 
niet ingerigt, hetgeen ik als een zeer groot gebrek van dat 
werktuig moet beschouwen. 
Men kan het volstrekt bedrag van de periodieke fouten 
eener mikrometerschroef, aan verschillende punten van hä- 
ren ointrek, op dezelfde wijze bepalen als de verdeelings- 
fouteq van eenen cirkel. Daar de Heer Dr. N. m. kam, op 
bl. 34 en verv. van zijn belangrijk en leerzaam acaderaisch 
proefschrift *) met uitvoerigheid over dit ondervverp ge- 
handeld heeft, zal ik het hier met stilzwijgen voorbijgaan. 
Reeds voor jaren is het mij toegeschenen, dat een paar 
belangrijke bijzonderheden, de mikroraeter-schroeven betref- 
fende, steeds zijn voorbijgezien, ook door hen, die bare 
fouten met groote zorg bepaalden. De mikrometerschroef 
loopt aan de eene zijde steeds in eene geknotte pyramide 
uit. Op die geknotte pyramide wordt een schroefkop ge- 
stoken en met eene moer sterk aangeklemd. Tusscheu dien 
schroefkop en eenen ring, die stevig aan de schroef ver- 
bonden is, wordt, door eene tusschenliggende veer, de 
trommel geklemd, zoodanig, dat deze zieh ligtelijk om de 
schroef laat omdraaijen en zijn nulpunt zieh ligtelijk met 
elk willekeurig punt van den omtrek der schroef laat over- 
eenbrengen. Heeft de mikrometer eene schaal met eenen 
wijzer, die bestemd is voor het aflezen van de volle om- 
wentelingen, dan moet de trommel op nul worden gesteld, 
als de wijzer naauwkeurig met eene streep der schaal over- 
♦) Academisch proefschrifi, over de fouten in de verdeeling der cirkels 
van sterrekundige werktuigen, enz. door n. m, kam. Leiden, 1863. 
