( 375 ) 
eenkomt en verder onaangeroerd blijven. De mikrometer 
moet nu en dan gereinigd en daartoe uiteengenomen wor- 
den en laat men, na het ineenzetten, het nulpunt van den 
trommel niet naauwkeurig met het vorig punt van den om- 
trek der schroef overeenkoraen, zoo zijn, bij dezelfde aan- 
wijzingen van den trommel, de periodieke fouten anders 
dan te voren, de vroegere bepaling van die fouten geldt 
niet meer en die fouten worden niet vereffend, door me- 
tingeu, voor en na het uiteennemen, volbragt. Al kan men 
den trommel der schroef, doof middel van de schaal, naauw- 
keurig genoeg stellen, zoo heeft men tocb geeue zekerheid, 
dat het nulpunt des trommeis zijnen juisten stand, met be- 
trekking tot den omtrek der schroef, hernomen heeft, want 
de geheele schroef moet zieh verschuiven, als de vlakte, 
waartegen zij rust, niet telkens volkomen in den vorigen 
stand kan worden teru^gebragt of eenigermate is uitge- 
slelen. *Bovendien heeft men bij de aflezings-mikroskopeu 
der kleinere werktuigen in het geheel geene schaal en bij 
die der grootere werktuigen siecht« een kammetje, welks 
tanden wel het aflezen van geheele omwentelingen, maar 
geenszins het scherp stellen van het nulpunt des trommeis 
toelaten en bij het iuspannen van nieuw'e draden eene 
veranderde aanwijzing geven. Ik heb niet kunnen ontdek- 
ken, dat men ooit eenigen maatregel heefl genomen om 
het nulpunt van den trommel te bewaren, maar ik heb 
het toch noodig geoordeeld daarvoor, bij de werktuigen in 
inijn bereik, zorg te dragen. De sqhroefkop behoeft slechts 
zelden van zijne pyramide te worden afgeschoven, maar is 
dit noodig geweest en wordt bij weder sterk tegen die py- 
ramide aangeklemd, zoo moet hij naauwkeurig den vorigen 
stand met betrekking tot de schroef hernemen. Bij alle mi- 
krometerschroeven van de sterrewacht alhier, heb ik, op den 
omtrek van den sebroefkop, een teeken gemaakt, dat naauw- 
keurig met het nulpunt van den trommel overeenkomt, door 
25 * 
