( 391 ) 
effenheid, die bezwaarlijk eene slijting wezen koii. Het dek- 
plaatje afgeschroefd hebbende, bespeurde ik, dat de cylin- 
der in zijne holte waggelde en daarin verschillende standen 
kon aannemen. Ik draaide den cylinder om, zoodat de ont- 
dekte oneffenheid, als zij vroeger te digt kwam bij het 
steunpunt der schroef, nu verder daarvan verwijderd moest 
worden en ik stelde de grondvlakte van den cylinder, zoo 
goed doenlijk, loodregt op de as der schroef. Na bet in- 
• 
eenzctten van den toestel bepaalde ik de periodieke fout 
der schroef op iiieu\Y en vond die geheel veranderd en zeer 
aanmerkelijk venninderd. 
Met onderzoek van eene schroef is altijd een tijdroovende 
arbeid, en het kan daarbij zeer inoeijelijk zijn, als men de, 
voor dat onderzoek bestemde, hulpmiddelen, zoo als bau- 
MANN die voor bessel en leysee voor engelmann te Leip- 
zig vervaardigde, moet ontberen. Deze bijdrage zoude al te 
uitgebreid worden, als hier wilde inededeelen, op welke 
wijze de Heer Dr. kam de fouten der liegen schroeven van 
den raeridiaan-cirkel heeft bepaald, of op welke wijze, door 
raij zelven, de schroef des inikrometers van aiky is onder- 
zocht, terwijl dat werktuig zulk een onderzoek scheen on- 
inogelijk te maken. Ik wil echter kortelijk vermelden, lioe 
ik gehandeld heb met de schroef des nieuwen draden-mi- 
krometers, oradat die mededeeling misschien dezen of genen 
te stade zoude kunnen komen. Sedert jaren in de kunst 
van behelpen geoefend, breiig ik de, raij onoutbeerlijke, liulp- 
toestelleu, uit geleende deelen van werktuigen, door stuk- 
jes hout of inetaal en sorns door aan elkander plakken, bij- 
e^n en ik deed dit ook voor het onderzoek van de schroef 
des nieuwen mikroineters. Ik had reeds eene zware eiken- 
houteu plank, waaraan vier koperen armen waren, bevestigd, 
die eene, op de plank loodregt staande, buis droegen, waarin 
een rr^roskoop van lfirebodrs kon worden gestoken. Ik 
maakte eene opening in die plank, onder het inikroskoop, 
2 <)* 
