( 398 ) 
Steide haar op vier houteii pooteu eu bragt, onder Je ope- 
ning, een plat spiegeltje, dat zieh om twee honten assen 
liet bewegen en waardoor bet daglicht in het mikroskoop 
kon worden teruggekaatst. Door honten klossen werd de 
mikrometer op de plank, onder het mikroskoop, vastge- 
klemd en terwijl ik geen schaaltje met bewegelijke fijne 
l)nnten meester kon worden, zoo als baumann dit voor 
BESSE! vervaardigde, ontleende ik het voorwerp, dat op ver- 
schillende deelen der schroef moest worden nitgemeten, aan 
eenen inillimeter, in honderd gelijke deelen, op glas verdeeld, 
die, voor omtrent dertig jaren, door den Heer e. wencke- 
BACH vervaardigd was. 
De mikrometer heeft drie platen,. die zieh over elkander 
heen laten schniveu. De onderste draagt eenen draad, die 
zieh met de plaat laat verzetten, alleenlijk opdat dezelfde 
grootheid aan den hemel op verschillende deelen der schroef 
zonde knnnen worden nitgemeten. JDe tweede plaat draagt 
twee draden, die loodregt op elkander staau en wordt be- 
wogen door de eigenlijke mikrometerschroef, zoodat met 
haar de metingen worden volbragt. De derde plaat draagt 
de oogbnis, die zieh, met betrekking tot de draden, moet 
laten verzetten. Daar de onderste plaat mij, voor mijn on- 
derzoek, niet kon dienen, wilde ik den glas-mikrometer, 
door was, op eene oogbnis vastplakken en dien, door het 
verzetten van de bovenste plaat, telkens de noodige veran- 
derde standen met betrekking tot de mikrometer schroef 
geven, maar, wegens een nienw gebrek van den mikrome- 
ter, gelnkte dit niet. De drie genoemde platen behooren 
zieh tnsschen drie afzonderlijke paren van lijsten te bewe- 
gen en bij den onden mikrometer is dat ook het geval, 
Bij den nienwen mikrometer beweegt zieh echter de oen- 
lairplaat tnsschen de lijsten der mikrometerplaat zelve en, 
ten gevolge daarvan, werd de ocnlairplaat met de mikro- 
meterplaat rnedegesleept en de glasmikrometer, Under het 
