( 393 ) 
meten, raet betrekking tot de mikrometerschroef, verzet. Ik 
behoefde volstrektelijk iets, waardoor de glasmikrometer met 
juistheid, in willekeurige standen met betrekking tot de 
mikrometerschroef, gesteld kon worden, zonder dat zij die 
standen onder het meten verloor en, bij gebrek aan iets 
anders, nam ik mijne toevlugt tot den verzekeringskijker 
van het universaal-instrument van eetel, wiens oogbuis 
een diaphragma bevat, aan hetwelk, door eene schroef van 
buiten, eene fijne beweging gegeven kan worden. Ik nam 
de oculairplaat van den mikrometer af en plakte, met was, 
onmiddellijk op de mikrometerplaat, een koperen plaatje, 
raet eene opening. Op dat plaatje plakte ik, mei was, de 
oogbuis van den genoeraden verzekeringskijker; op het 
diaphragma van die buis, insgelijks met was, een naauwer 
buisje, dat buiten haar uitstak en eindelijk, alweder met 
was, op het laatstgenoemde buisje den glasmikrometer. Of- 
schoon mijn torentje niet uit gebruikelijke bouwstolfen was 
opgetrokkeu, bewees het zijne diensten volkomen. Het mi- 
kroskoop van lereboues, in welks oogbuis kruisdraden 
waren gespannen, werd op den glasmikrometer gerigt. De 
oüderlinge afstand van de draden der mikrometerschroef 
is 0,328 m.m. zoodat eene ruimte van 8 deeleii des glas- 
mikrometers nagenoeg met een vierde deel van eenen oni- 
gang der schroef moest overeenkomen. De ruimte tusschen 
de uiteinden van hetzelfde tweetal strepen des glasmikro- 
meters,* die 8 deeleu van elkander verwijderd zijn, werd al- 
zoü, aanvangeude bij de punteu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80 en 90 des trommeis, uitgemeten. De trommel 
werd op het aanvangspunt gesteld en, door het schroefje 
van de genoemde oogbuis, kon meii daarbij het eene uit- 
einde van de ruimte, die uitgemeten moest worden, met 
het snijpunt der kruisdraden in het raikroskoop, doen over- 
eenkomen. De strepen van den glasmikrometer vertoonden 
zieh, bij eene vergrooting van omtreiit 500 malen, in eene 
toereikende zuiverheid. Bij elk aanvangspunt werd de ge* 
