0. Dreibrodt, Trennungsapparat nach Prof. Dr. 0. Lucdecke f- 42» 
Neue Apparate und Beobachtungsmethoden, 
Trennungsapparat nach Prof. Dr. O. Luedecke j- 
Von 0. Dreibrodt in Leipzig. 
Mit 2 Teitflgui-en. 
Mit der Abfassung des folgenden Artikels erfülle ich eine 
Pdicht der Pietät gegen meinen hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. 0. Luedecke. Es handelt sich um die Beschreibung eines 
von ihm erfundenen Apparates zur Trennung pulverisierter Ge- 
steine, mit dessen Beschreibung Prof. Li;edecke mich kurz vor 
seinem Tode beauftragte. 
H 
Der Apparat (Fig. 1 und 2) besteht aus Glas und hat an 
Größe und Gestalt Ähnlichkeit mit einem gewöhnlichen AVeinglase, 
dessen beide Hauptteile, Kelch A und Fuß B, aber auseinander 
genommen werden können und bei C durch Eauhschliff genau in- 
einander gepaßt sind. Mit Eauhschliff ist auch der obere Eand D 
versehen, um ihn zur Auflage einer dicht abschließenden Platte E 
geeignet zu machen. 
Man füllt das untere Gefäß B mit dem ziemlich fein pulveri- 
sierten Gestein, doch höchstens bis zu der in Fig. 1 angedeuteten 
punktierten Linie, und gießt eine schwere Lösung darauf, deren 
spezifisches Gewicht die Mitte hält zwischen denjenigen der zu- 
nächst zu trennenden Mineralgruppe. Es erfolgt alsbald die 
