A. Beutell, Neue automatische. Quecksilberluftpumpe etc. 4'91 
Nene Apparate und Beobachtungsmethoden. 
1 
Neue automatische Queckailberluftpumpe ‘ und Destillation 
von Arsenkies, Qlaukodot und Kobaltglanz im Vakuum der 
Kathodenstrahlen. 
Von A. Beutel! in Breslau. 
Mit 2 Textflguren. 
Die zahlreichen , bereits vorhandenen Quecksilberluftpumpen 
sind für den täglichen Gebrauch im Laboratorium wenig geeignet. 
Sehr lästig ist bei den älteren Konstruktionen von Geisler und 
Töpler der Umstand, daß man die schwere Quecksilbermasse von 
etwa 15 kg Gewicht beständig zu heben und zu senken hat. 
Außerdem arbeiten die Pumpen trotz ihrer großen Abmessungen 
relativ langsam, da durch das Heben und Senken des Quecksilbers 
zu viel Zeit für das Pumpen verloren geht. Auch leidet die Höhe 
des Vakuums bei diesen Konstruktionen dadurch, daß beim Passieren 
von Hähnen und Schläuchen das Quecksilber sehr bald unsauber 
wird. Sowohl bezüglich der Schnelligkeit als auch der Höhe des 
Vakuums bedeutet die SpRENCiEn’sche , kontinuierlich wirkende 
Pumpe einen bedeutenden Fortscliritt , besonders seit sie durch 
Kahlbaum zur automatischen Pumpe umgestaltet wurde. Trotz 
dieser Verbesserungen hat sich auch die KAHLBAUM’sche Pumpe 
nicht in den Laboratorien einbürgern können. Es liegt dies haupt- 
sächlich an ihrer großen Höhe von fast 2 m, sowie an der be- 
trächtlichen Quecksilbermenge von 10 kg. Auch der Umstand, 
daß das Fallrohr bei ständigem Gebrauch der Pumpe sehr bald 
zerscldagen wird durch die starken Schläge des Quecksilbers, 
welche von kräftigen elektrischen Entladungen begleitet sind, ist 
außerordentlich störend. 
Die in Folgendem bescliriebene Pumpe vermeidet alle diese 
Übelstände, ohne in betreff der Schnelligkeit und der Höhe des 
Vakuums hinter der KAHUBAUM’scheu Pumpe zurückzubleiben. 
Die Höhe der Pumpe ist auf weniger als die Hälfte reduziert, 
so daß sie auf jedem Arbeitstisch untergebracht werden kann. 
Die Quecksilbermenge konnte außerordentlich vermindert werden; 
sie beträgt bei dem größten Modell (Typ 1) Fig. 1 nur den 30. Teil, 
bei dem kleinsten Modell (Typ 3) nur den 80. Teil der Kahl- 
BAUM-Purape. Das Zerschlagen des Fallrohrs ist durch Anbringung 
eines Luftpolsters (D.R.P.) vermieden worden. Zum bequemen 
Reinigen der Pumpe, was am zweckmäßigsten mit heißem Königs- 
‘ Jahresber. Schles. Ges. 1910. p. 1. Chemiker-Ztg. 1910. No. 150. 
