492 
A. Beutell, 
Wasser geschieht, ist sie derartig am Stativ befestigt, daß sie mit 
einem Griff davon gelöst werden kann. 
Die Konstruktion ist aus Fig. 1 ersichtlich. Nachdem der 
Schliff entfernt worden ist , wird die nötige Quecksilbermenge in 
das unten rechts befindliche kleine 
Gefäß (Fig. 1) gegossen und dann der 
Schliff aufgesetzt. Der untere Hahn 
wird geschlossen, während der obere, 
doppelt durchbohrte, mit der Wasser- 
strahlpumpe in Verbindung gesetzt 
wird. Beim ersten Anpumpen bleibt 
ein Teil des Quecksilbers im untersten 
Gefäß, und es ist daher nötig, durch 
Lüften des Schliffes den Rest des 
Quecksilbers in die Pumpe treten zu 
lassen ; man läßt nur soviel zurück, 
daß der Schliff abgedichtet bleibt. 
Wenn das Manometer nicht mehr 
sinkt, wird der untere Hahn um 180° 
gedreht, und von nun an arbeitet die 
Pumpe automatisch weiter. Die zum 
Heben des Quecksilbers nötige Luft 
tritt durch den voll geöffneten, unteren 
Halm ein und ist durch einen im 
Schliff angebrachten Asbestpfropf re- 
guliert. Die Spitze, aus welcher der 
Quecksilberstrahl austritt , ist ein- 
geschliffen und kann jederzeit aus 
der Pumpe entfernt werden. 
Die Luftpolster werden durch 
die in halber Höhe des Fall- 
rohrs angebrachten seitlichen 
Röhrchen geschaffen. Die- 
Fig. 1. selben sind mit einem kleinen, 
fest eingesetzten Kork ver- 
schlossen, denn es genügt die geringe Luftmenge, welche durch 
die Poren diffundiert, um die Schläge des Quecksilbers ungefähr- 
lich zu machen. Bei dem großen Modell (Fig. 1) sind diese 
Röhrchen nicht an die Pumpe angeschmolzen , sondern mittels 
Becherschliffs eingesetzt. Selbst bei wochenlangem , ununter- 
brochenem Betrieb bedarf die Pumpe keiner Nachregulierung. 
Um sie außer Betrieb zu setzen , wird zunächst der untere 
und dann der obere Hahn ixm 180° gedreht. Pumpe und Rezipient 
füllen sich dann langsam und gefahrlos mit Luft, da ihr Eintritt 
durch einen im Hahnrohr angebrachten Asbestpfropfen ein für 
allemal geregelt bleibt. 
