Neue automatische Quecksilberluftpumpe etc. 
493 
Das Eigenvolumen der Pumpe ist so gering bemessen, daß 
sie sich bei abgesperrtem Rezipienten in außerordentlich kurzer 
Zeit auf Kathodenvakuum leer pumpt. Die Doppelpumpe (Fig. 1) 
braucht hierzu nur 1 5 Sekunden , und die kleinste einfache nur 
1 Minute. Die an die Pumpe angeschmolzenen Schliffe haben 
sämtlich Quecksilberdichtung und sind daher ohne Fettung zu ver- 
wenden. Das zirkulierende Quecksilber kommt weder mit Fett 
noch mit Schlauch in Berülirung und bleibt stets vollkommen rein. 
Erst nach tagelangem Arbeiten bemerkt man im Steigrohr einen 
gelblich grauen Beschlag von gelbem Quecksilberoxyd, vermischt 
mit metallischem Quecksilber, doch bleibt das zirkulierende Queck- 
silber trotzdem vollkommen rein und blank. 
Die Nebenapparate sowie auch der Schliff, an welchem das Destil- 
lationsrohr angeschlossen wird, befinden sich nur 30 cm über dem 
Tisch, so daß man bequem mit einem Bunsenbrenner erhitzen kann. 
Besonders betont muß noch werden , daß nur reines Queck- 
silber zum Pumpen zu verwenden ist, da sich unreines sehr schnell 
oxydiert und im hohen Vakuum versagt. Bei der sehr empfohlenen 
Reinigung des Quecksilbers durch Destillation im Vakuum läßt 
man allgemein außer acht, daß im luftleeren Raum nicht nur Fett 
und seine Zersetzungsprodukte, sondern auch gelöste Metalle, wie 
Zink, Blei und andere, quantitativ mit übergehen. Ich reinige 
das Quecksilber schon seit vielen Jahren nach folgender, sehr ein- 
facher Methode : Alles schmutzige Quecksilber wird in einer Flasche 
mit etwas konzentrierter Schwefelsäure aufbewahrt. Hat sich eine 
genügende Menge Quecksilber angesammelt, so wird es mit Wasser 
unter der Wasserleitung gewaschen und dann mit starker Natron- 
lauge gekocht. Nach abermaligem Waschen mit Wasser wird 
das Quecksilber mit Fließpapier getrocknet und dann noch heiß 
durch ein Filter mit abgeschnittener Spitze gegossen. Es bleibt 
vollständig blank und dient für Pumpen , Manometer und alle 
sonstigen Anwendungen. Zahlenmäßige Daten über Höhe des 
Vakuums, Schnelligkeit und die zum Betrieb erforderlichen Queck- 
silbermengen meiner Pumpen im Vergleich mit einigen der ge- 
bräuchlichsten Konstruktionen geben die folgenden Tabellen. Die 
Messungen beziehen sich sämtlich auf einen Rezipienten von 500 ccm. 
Original 
W. A. Kahl- 
BAÜM 
mm 
Kahlbaum 
nach Angaben 
des phys. Inst. 
Breslau 
mm 
Töpler 
mm 
SxüHL’sche 
Spiralpumpe 
mm 
10 Min. .... 

0,0260 
0.0440 
2,50 
15 , .... 
0,00015 
0,0020 
0,0020 
1,75 
20 „ .... 
— 
0,0006 
0,0019 
0,75 
25 „ .... 
— 
— 
— 
0,44 
Quecksilber . . 
10 kg 
— 
11,8 kg 
0,55 kg 
