556 
F. E. AVi-ight, 
der letzten Jahre haben die Linsensysteine der modernen Mikro- 
skope eine solche Vollkommenheit erreicht, daß sie nahezu in jeder 
Hinsicht allen Anforderungen entspreclieii. 
Bei der Untersuchung dünner CTesteinsschliÜ'e und künstlicher 
Präparate sind die zu ermittelnden Einzelheiten in der Eegel nicht 
derart, daß Vergrößernngen über -|- 250 notwendig würden. Die 
Tatsache , daß der Dicke , bis zu welcher Gesteinsdünnschliffe 
hergestellt werden können (0,01 — 0,02 mm), eine praktische 
Grenze gezogen ist, schließt die Isolierung und Bestimmung der 
optischen Eigenschaften eines einzelnen, viel weniger als 0,01 mm 
im Durchmesser messenden Kornes besonders dann aus, wenn dieses 
die Lichtstrahlen doppelt bricht. Aus diesem Grunde ünden die 
Vorzüge der in höherem Grade korrigierten apochromatischen Ob- 
jektive mit kompensierenden Okularen bei Petrographen weniger 
Würdigung als ihnen von seiten der Biologen und anderer, die 
viel stärkere Vergrößerungen benötigen , zuteil wird. Für die 
Beobachtung von Interferenzüguren ist jedoch die große numerische 
Öffnung des apochromatischen Objektives ein Vorteil, ebenso Avie 
der AnBE'sche Kondensor mit entsprechend großem Polarisator. 
Die zweite Funktion des petrographischen ^likroskopes, die- 
jenige einer optischen Meßvorrichtung, fügt seiner Konstruktion 
eine Keihe neuer Faktoren zu, die berücksichtigt werden müssen 
und die in gewissem Grade gemäß dem Zwecke variieren, dem 
das Mikroskop dienen soll. V'enn das Mikroskop zur Bestimmung 
sowohl grober als auch feiner-körniger Präparate zu dienen hat, 
so ist es notwendig, daß seine Arbeitsteile genau passen und 
vollkommen justiert sind, denn die Genauigkeit der Unter- 
suchungen hängt in hohem Grade von der Genauigkeit der Kon- 
struktion und der Justierung des Instrumentes ab. 
Der Begriff Genauigkeit oder Grad von Genauigkeit ist viel- 
leicht derjenige Faktor, mit dem sowohl der Verfertiger als auch 
der wissenschaftliche Beobachter am ernsthaftesten zu rechnen 
hat. Dieser Faktor setzt eine Kenntnis nicht nur über alle Teile 
des Instrumentes voraus, sondern auch über den Einfluß, den jeder 
Teil auf das Endergebnis auszuüben vermag; diese Kenntnis ist un- 
erläßlicli, wenn niclit unbekannte Faktoren die Beobachtungen be- 
einflussen und auf das Endresultat ihre Wirkung ausüben sollen. 
Wissenschaftliclie Apparate sollten unter diesem Gesichtspunkte 
gebaut werden ; die Möglichkeit für jede notwendig werdende 
Justierung sollte vorgesehen sein, und zwar dergestalt, daß nicht 
jede nachfolgende Justierung die vorausgegangeuen störe. Das 
liäufig von den Verfertigern wissenschaftlicher Instrumente ver- 
folgte Prinzip ist, Justierungsvorrichtungen, avo irgend möglich, 
zu beseitigen und alle jene, die niclit beseitigt Averden können, 
zu verbergen ; dies Prinzip mag seine Berechtigung bei solchen 
Instrumenten haben , Avelche für den Gebraucli von Studierenden 
