Neuere Verbesserungen am petrographischen Mikroskop. 557 
bestiinint sind, die größeres Gewicht auf das Prinzip der Methode 
als auf die Genauigkeit der Messungen legen. Bei wissenschaft- 
lichen Instrumenten , deren Beohachtungsergebnisse hingegen zu- 
verlässig sein sollen , ist dieser Grundsatz nicht zulässig, denn 
er kann nur zu ungenügenden Ergebnissen führen, die eine wieder- 
holte Arbeit erfordern. Bei solchen Instrumenten wird die Not- 
wendigkeit geeigneter und bequemer .lustierungsvorrichtungen 
als selbstverständlich anerkannt, doch ist dies leider bei vielen 
wissenschaftlichen Instrumenten nicht der Fall, und so ist der 
Beobachter entweder gezwungen, manche Stunden oder gar Tage 
mit der Prüfung der Justierung zu verschwenden, oder aber 
diese Justierung irgend einem unbekannten Mechaniker anzu- 
vertrauen. Gute Justierungsmöglichkeit ist deshalb für ein 
wissenschaftliclies Instrument ebenso wichtig wie die gute Kon- 
struktion eines solchen ; seitens der wissenschaftlichen Beobacliter 
wird daher auf die ^Möglichkeit einer bequemen Justierung mehr 
und mehr Wert gelegt. In der Tat finden diese Forderungen auch 
heute bereits von den bedeutendsten Fabrikanten Berücksichtigung, 
indem sie ihre Instrumente mit den nötigen Vorrichtungen, die 
eine Berichtigung gestatten, versehen. 
Die .Justierungen sind beim petrographischen Mikroskop 
verhältnismäßig einfach und können ohne verwickelten Apparat 
vorgenommen werden. In der mechanisclien Konstruktion des 
Instrumentes werden gewöhnlich folgende Bedingungen als wiclitig 
bezeichnet : 
1. Festes und starres Stativ für den Träger des oi>tischen 
Sj'stems. 
2. Das optisclie System zentrieid; die optische Achse läuft 
durch das Zentrum des drelibaren Objekttisches. 
3. Einfache Vorrichtung zur Zentrierung des Objektives; die 
Zentrierschrauben müssen parallel und nicht diagonal zu 
den Kreuzfäden des Okulars stehen, damit der Beobachter 
diese Kreuzfäden als Richtlinien hat. Die Zentrierung des 
Tisches anstelle des Objektivs ist im Prinzip falscli, da es 
den einzigen Punkt, an dem das optische System befestigt 
ist, verlegt. 
4. Leichter Übergang vom parallelen zum konvergenten polari- 
sierten Licht. 
5. Leichter Übergang von gelängen zu starken Vergrößerungen. 
6. BKUTR.A.No-Linse , zentrierbar und justierbar für die richtige 
Einstellung. 
7. Richtig konstruierte grobe und feine Einstellvorrichtung 
zum Einstellen des Objektivs. Die feine Einstellschraube 
muß Unterschiede von 0,001 mm zu messen gestatten und 
frei von dem sogenannten „toten Gang“ sein. 
