H. Löwy, Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit etc. 
573 
Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit der Qesteine. 
Von Heinrich Löwy in Göttingen. 
Vor kurzem habe ich in der „Physikalischen Zeitschrift“ ' 
eine elektrodynamische Methode zur Erforschung des Erdinnern 
angegeben, die sich im wesentlichen auf die Erkenntnis stützt, daß 
die Erde bis zu sehr gi’oßen Tiefen hinab für elektrische Wellen 
durchlässig ist. Dieser Satz von der Durchlässigkeit der Erde 
enthält zwei gesonderte Aussagen : 
1. daß die verschiedenen Gesteinsarten, welche die Erdkruste 
zusammensetzen, für elektrische Wellen durchlässig sind, 
2. daß die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesteinen 
in elektrischer Beziehung so gering sind , daß keine störenden 
Reflexionen an den Trennungsflächen auftreten. 
Li der zitierten Abhandlung habe ich, da für Gesteine keine 
Bestimmungen der elektrischen Konstanten Vorlagen, meinen Ab- 
schätzungen die Werte zugrunde gelegt, die ich in der Literatur 
für gesteinsbildende Mineralien vorgefunden habe. Im folgenden 
sollen die in jener Abhandlung gezogenen Schlüsse durch ein 
wesentlich umfassenderes Beobachtungsmaterial gestützt werden. 
Tabelle I enthält Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit 
einer größeren Anzahl von Gesteinen, die mir von Herrn Professor 
PosrpECKj aus der Sammlung des Göttinger Geologischen Institutes 
freundlichst überlassen wurden. Es sind die Hauptrepräsentanten 
der am Aufbau der Erdkruste beteiligten Gesteine; die am häufig- 
sten vorkommenden Arten sind in mehreren Exemplaren enthalten. 
Aus jeder Probe wurde je ein Prisma von 1 qcm Querschnitt und 
2,5 — 3 cm Länge (zur Bestimmung der Leitfähigkeit) und je zwei 
Plättchen von 1 qcm Querschnitt und 0,08 cm Dicke (zur Be- 
stimmung der Dielektrizitätskonstante) geschnitten Die doppelte 
Zahl der dünnen Plättchen hatte den Zweck, ein angenähertes 
Urteil über die Homogeneität des Gesteins zu ermöglichen. 
Eine erste Messung der Leitfähigkeit mit Gleichspannung 
(und Quecksilberkontakten) ergab keine völlig konstante Einstellung 
der Galvanometernadel und ich bin daher zur Messung mit Wechsel- 
strom übergegangen (WHEATSxoxE’sche Brücke mit zwei parallel 
geschalteten Kondensatoren). Die Messung wurde mit dem be- 
kannten NERNST’schen Instrumentarium ausgeführt, das mir von 
Herrn Geheimrat Tam.maxx freundlichst zur Verfügung gestellt wurde. 
Zur Erzielung guter Kontakte wurden die Endflächen mit einem 
* Löwv und LEniBACH, Phys. Zeitschr. 11. 1910. p. 697 ; vergl. auch 
H. Löwv, dies. Centralbl. 1911. p. 241 und Gerland’s Beitr. z. Geophysik. 
11. 1. H. 1911, die einen unwesentlich gekürzten Abdruck der erst- 
genannten Abhandlung enthalten. 
^ Von der Firma Voigt & Hochoesaxg (R. Bronnee), Göttingen. 
