582 
F. E. Wright, 
Bei der 'Wahl des Tubusträgers wurde besondere Rücksiclit 
auf die Verwendung des Universaltisches genommen , denn diese 
erfordert ein reichliches Heben des Tubus nach oben. Bei der 
Polarisatorvorrichtung wurde die LEiss-Auordnung des Abbe- 
Kondensors mit Irisdiaphragma und AHRExs-Prisma angewandt, 
Fig. 1. Verbessertes petrographisches Mikroskop, entworfen mit besonderer 
Berücksichtigung der Genauigkeit und mit Vorrichtung für gleichzeitige 
Drehung der Xicols, sowie mit einer Okularfassung für verschieden mon- 
tierte Keile und Platten, welche zur genauen Bestimmung der optischen 
Konstanten von Mineralkörnern in Dünnschliffen dienen. 
da dies die zeitraubenden Manipulationen für das Einschalten des 
oberen Kondensors erspart. Der Kreuzschlittentisch ist das Modell 
von Fi’ess, das, obgleich es nicht staubdicht ist, doch so große 
Tragfläcb.eu besitzt, daß es als zweckentsprechend anzusehen ist. 
Die Objektivklammer und -ringe sind aus hartgegossenem Stahl 
und niclit aus Messing gefertigt, welch letzteres weich ist und 
