Neuere Verbesserungen am petrographischen Mikroskop. 583 
so leicht einkerbt, daß seine Oberfläche nicht für längere Zeit 
ohne Eindrücke bleibt. Die BERTRANo-Linse wird in der üb- 
lichen Art in den Tubus eingeführt, wobei darauf zu achten ist, 
daß der Schlitten genau paßt, so daß nacli Einschalten die Linse 
genau zentriert ist. Die Irisblende in dem Tubus befindet sich 
unmittelbar unter der BERTRAXD-Linse. Der beste Platz für die 
Irisblende ist im oberen Fokus der BERTRAXU-Linse, doch ist 
diese Anordnung technisch nicht gut durchführbar; die übliche 
Lage ist ja zudem völlig zweckmäßig. Sehr wichtig ist es, daß 
das Bild der zu beobachtenden Platte auf die Ebene dieses Iris- 
diaphragmas eingestellt werde, damit die Irisblende überhaupt wirk- 
sam wird. Dies kann leicht mit Hilfe einer Handlupe nach Fort- 
nehmen des Okulars erreicht werden. Interferenzerscheinungen von 
winzigen Körnern werden am vorteilhaftesten direkt beobachtet im 
hinteren Fokus des Objektivs und zu diesem Zweck ist eine kleine 
Vorrichtung, welche in den Tubus an Stelle des Okulars paßt und 
Fig. 2. Vorrichtung zum Abblenden des Sehfeldes bei direkter Beobachtung 
der Interferenzbilder von einem winzigen Korn nach der LASAULx’schen 
Methode. Zwei Blenden S, und Sj, welche rechtwinklig zueinander ver- 
schoben werden können, gestatten dem Beobachter, das Licht von irgend 
einem Teile des Sehfeldes abzuschließen. Vor der Beobachtung der Inter- 
ferenzbilder wird das Bild vom Objektiv zuerst in Übereinstimmung mit 
der von S, und S, gebildeten Blendebene gebracht, und zwar mittels der 
Lupe „a“. 
mit einer Lupe ausgestattet ist (Fig. 2), recht praktisch. Durch 
seinen Gebrauch vermochte der Verfasser häufig Interfereuzbilder 
von einem im Durchmesser nur 0,01 mm messenden Korn, das von 
anderen doppeltbrechenden Körnern umgeben war, zu erzielen. 
Für die gleichzeitige Rotation der Nicols ist, wie in Fig. 1' 
* Bei der ersten Beschreibung dieser Vorrichtung (Amer. Jour. Sc. 
(4.) 29. p. 413. 1910) wies der Verfasser darauf hin, daß Mr. Allan B. Dick 
vor vielen Jahren eine Stangenverbindung zwischen dem unteren und 
dem aufsetzbaren Nicol vorschlug (Min. Mag. 8. p. 160. 1888). Seine Idee 
wurde von James Swift & Co., London, zur Ausführung gebracht. Some 
additional notes on the petrographic microscope. Swift & Co. London 
1894. Im Jahre 1904 beschrieb E. Sojoierfeldt (Zeitschr. wiss. Mikros. 21. 
