584 
F. E. Wiight, 
gezeigt wird, eine Stangeuverbindimg angebracht. Diese ist 
aus schwerem, starrem Material gefertigt, damit die .Tustie- 
rung bei Rotation der Nicols nicht etwa durch Biegen oder 
Lockern der Teile gestört werde. Der obere Nicol kann nach 
Belieben in den Tubus eingeschaltet oder aus ihm entfernt werden, . 
lind kann ebenso allein gedreht werden. Der Drehungswiukel der 
Nicols kann entweder am Gradkreis dicht über dem obern Nicol 
oder am Kreis des drehbaren Objekttisches abgelesen werden. 
Diese Einrichtung hat nicht unter dem sogen, „toten Gang“ der 
Zahnradvorrichtungen zu leiden und ist von besonderem Nutzen 
bei der Untersuchung feinkörniger Gesteine oder künstlicher Prä- 
parate , bei denen eine präzise Zentrierung nicht leicht ist, be- 
sonders wenn die einzelnen Körner in einer Flüssigkeit ruhen und 
man damit rechnen muß, daß sie ihre Lage bei der geringsten 
Bewegung des Tisches verändern. Bei der Messung des optischen 
Achsenwiukels mittels des Koordinaten -Mikrometerokiilars ist 
gleichzeitige Rotation der Nicols notwendig. 
Zur zuverlässigen Messung der Doppelbrechung und des op- 
tischen Ächsenwinkels sowie der Auslöschuugsschiefen von Mineral- 
platten ist der Oberteil des Tubus , wie aus Fig. 1 hervorgeht, 
einer Veränderung unterworfen worden. Der Tubus ist an seinem 
oberen Ende so eingerichtet worden, daß in der Bildebene des 
Okulares verschiedene Keile oder Platten , auf Metallschlitten 
montiert, eingeschoben werden können. Eine korrespondierende 
Öffnung ist im Huyghens Okular angebracht für die Aufnahme 
dieser Platten, die so konstruiert ist, daß die obere Fläche 
irgend einer Platte tatsächlich mit dev Ebene der Kreuz- 
flächen übereinstimmt. Bei dieser Anordnung kann eine auf der 
oberen Fläche der eingesetzten Platte eingravierte Skala zusamnien 
mit den Kreuzfäden und ohne wahrnehmbare Parallaxe be- 
trachtet werden. Mit dem Mikroskop werden die folgenden mon- 
tierten Platten und Keile, passend für die Okularfassung, geliefert, 
und andere können, wenn nötig, eingesetzt werden. 
1 . Ein mit Teilung versehener Kombinationsquarzkeil ' , für 
die Bestimmung der Doppelbrechung. Dieser Keil (Eig. 3 a) be- 
steht aus einer Quarzplatte und einem Qiiarzkeil, die übereinander- 
p. 181. 1904; 22. p. 356 — 362. 1905) eine der DicK’sclie ähnliche An- 
ordnung für die gleichzeitige Rotation der Nicols und hob besonders die 
Vorteile dieser Methode bei der Beobachtung von Interferenzüguren her- 
vor. Die Stangenverbindung am Mikroskop (Fig. 1) ist ebenfalls nach 
dem DiCK’schen Prinzip ausgeführt. Das Verdienst des ersten Vorschlages 
und der ersten Verwendung der starren Stange für gleichzeitige Rotation 
der Nicols gebührt zweifellos Herrn Dick, dem die Petrographen Dank für 
zahlreiche in modernen petrographischen Mikroskopen angebrachte Ver- 
besserungen schulden, 
‘ Amer. Jour. Sc. (4.) 29. p. 417. 1910. 
