Neuere Verbesserungen am petrographiscben Jlikroskop. 585 
gesetzt sind und deren Hauptachsen rechtwinklig zueinander laufen. 
Am Nullpunkt (Fig. 3 b) haben Platte und Keil die gleiche Dicke, 
woraus sich die genaue Kompensation ergibt. Die Spitze des 
Keils ist so berechnet, daß die ^/lo mm Einteilungen der auf- 
gravierten Skala (Fig. 3 b) auf der oberen Keiltläche direkt in 10 uu 
Abschnitten den Wegunterschied zwischen den entstehenden Wellen 
für irgend einen Punkt angeben. Auf diese Art würde für Xatrium- 
liclit die Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Interferenz- 
bändern 58,9 Abteilungen (589 fiii) auf der Skala des Keils sein. 
Hei diesem Keil ist der Wegunterschied von Wellen, die in einer 
bestimmten Platte entstehen, leicht festzustellen. Wenn die 
scheinbare Plattendicke nach der Methode des Drc de Chai lne.s 
Fig. 3 a. Mit Einteilung versehener Kombinationskeil. Der obere Teil 
der Kombination ist ein Quarzbeil, dessen lange Erstreckung in der 
Richtung a verläuft, während der untere Teil eine Quarzplatte darstellt, 
deren Erstreckung parallel c liegt. 
0 so loo ISO ^oo ds:: so 
Fig. 3b. Oberansicht des Kombinationskeils, zeigend die Einteilung und 
Lage der schwarzen Nulllinie bei genauer Kompensation von Keil und 
Platte; die 0,01 mm Einteilungen auf der Skala sind im Bild nicht 
dargestellt. 
bestimmt und mittels des Brechungsindex auf ihre wirkliche 
Dicke reduziert wird , ist es möglich , die Doppelbrecliuug der 
Platte mit einem wahrscheinlichen Fehler von ca. 10' zu be- 
stimmen. Je dicker die Platte, desto genauer das Ergebnis. 
2. Die Doppelquarzkeilplatte zur genauen Bestimmung von 
Auslöschungsschiefen. Mit diesem Keil, der aus 2 Quarzplatteu, 
eine rechts- und eine linksdrehend, und 2 Quarzkeilen besteht, 
alle normal zur Hauptachse geschliffen und montiert , wie in 
