586 
F. E. Wright, 
Fig. 4a, 4b gezeigt, ist es möglich, mit einer einzigen Ein- 
stellung die Lage der völligen Auslöschung einer klaren Mineral- 
platte mit einem möglichen Irrtum von etwa 10' zu bestimmen. 
Fig. 4a. Ansicht der Doppelquarzkeilplatte, die relative Stellung der 
rechts- und linksdrehenden Keile und darunter befindlichen links- und 
rechtsdrehenden Quarzplatten zeigend; alle normal zur optischen Achse 
geschnitten und in dieser Kombination die empfindlichste Vorrichtung 
für die genaue Bestimmung der Auslöschungsschieten von Mineralien in 
dünnen Platten darstellend. Diese Vorrichtung kann auch für die .Tustie- 
rung der Nicols im petrographischen Mikroskop verwandt werden. 
C 
Fig. 4 b. Oberansicht der Doppelquarzkeilplatte, die Stellung der schwarzep 
Nulllinie oder die genaue Kompensation hei C zeigend. 
Die Grundsätze und Methoden für die Ermittlung von Aus- 
löschungsschiefen sind ausführlich in einer anderen Beschreibung 
dargestellt '■ , wo gezeigt wird , daß für allgemeine Zwecke mit 
veränderlichen Lichtverhältnissen und verschiedener Augenenipfind- 
lichkeit eine befriedigende allgemeine Methode die Möglichkeit 
bieten muß, die Empfindlichkeit zu variieren, um allen verschieden- 
artigen Verhältnissen gerecht zu werden. Dies wurde in recht 
zufriedenstellender Weise durch die Doppelquarzkeilplatte erreicht. 
Die Dunkelstellung zwischen gekreuzten Nicols wird für jeden 
Mineralabschnitt dadurch geprüft, daß einfach die Doppelquarz- 
keilplatte eingestellt und die Wirkung auf die beiden Platten- 
‘ Amer. .Tour. Sc. (4.) 26. p. 349—390. 1908. 
