■588 
G. Seibt, 
wälireiul die übrigen Eigenschaften , wie Kristallsystem , Farbe, 
Pleochroismus, Absorption, optischer Charakter, Charakter der 
Haui)tzone, Dispersion der optischen Achsen nnd der Bisektrix 
gewöhnlich ohne numerische Messung ermittelt werden. Eine 
durchaus genügende Methode zur direkten Ermittlung der Brechungs- 
indizes von Mineralplatten in dünnen Mineraldurchschuitten muß 
erst noch gefunden werden. Wenn die Platten oder Körner isoliert 
sind, sind ihre Brechungsindizes leicht durch die Methode der Ein- 
tauchung in lichtbrechende Flüssigkeiten zu ermitteln, wobei mit 
möglichen Irrtümern , unter günstigen Bedingungen , von etwa 
0,001 mm zu rechnen ist, selbst wenn die zur Beobachtung 
•dienenden Körner nur 0,01 mm im Durchmesser haben. Beim vor- 
liegenden Mikroskop hat die Erfahrung gelehrt, daß es möglich 
ist, mit ausreichender Genauigkeit alle wichtigen optischen Eigen- 
schaften klarer isolierter Körner, die nur wenige mm im 
Durchmesser messen, zu bestimmen. Dies ist von Wichtigkeit bei 
der Untersuchung feinköniiger Präparate oder Gesteine, deren 
Körnigkeit 0,05 mm nicht überschreitet. Unter solchen Ver- 
hältnissen können befriedigende Ergebnisse nur mit Hilfe eines 
genau konstruierten Instruments erzielt werden, und zu diesem 
Zwecke insbesondere ist das besprochene Mikroskop erbaut worden. 
Geo])hysisches Laboratorium, Carnegie Institution of Washington, 
Washington D. C., Februar 1911. 
Ein Instrumentarium zur Untersuchung und Demonstration 
von Mineralien auf Empfindlichkeit gegen elektrische 
Schwingungen. 
Von Dr. G. Seibt, Ingenieur, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 9. 
Mit 13 Textliguren. 
In der drahtlosen Telegraphie werden seit einer Eeihe von 
Jahren gewisse Mineralien und einige künstlich hergestellte Stoft'e, 
z. B. Karborundum, als Wellendetektoren verwendet. Sie dienen 
dem Zweck, die schnellen elektrischen Schwingungen, die auf den 
Empfangsstationen von den ankommenden Wellen erregt werden, in 
Gleichstromimpulse umzuwandeln, die dann mittels eines Telephons 
wahrgenommen oder durch einen Schreibapparat aufgezeichuet werden. 
Diese Umformung ist nötig, weil die elektrischen Schwingungen, 
tleren Wechselzahl mehrere Hunderttausend bis über eine Million 
p. S. beträgt, viel zu schnell verlaufen, als daß das menschliche 
Ohr oder irgend ein anderer Mechanismus, der merkliche Trägheit 
besitzt, ihnen zu folgen vermöchte. 
Die übliche Detektorkonstruktion besteht aus einem geeigneten 
