Ein Instrumentarium zur Untersuchung und Demonstration etc. 591 
Der Sender. 
Wenngleich im Grunde alle Methoden zur Erregung elektrischer 
.Schwingungen für den vorliegenden Zweck verwendbar sind, so er- 
zeugen doch die meisten von ihnen unnötig starke Energiemengen, 
die den Detektor überreizen und unbrauchbar machen. Eine Aus- 
nahmestellung nimmt die Methode der Stromunter- 
brech uug in einem geschlossenen Konden- 
sat orkreise ein. Erregt man die Schwingungen mit 
Hilfe von Elementen, deren Strom durch die Selbst- 
induktion des Kondensatorkreises geleitet und von 
einem Selbstunterbrecher geöffnet und geschlossen 
wird, so erhält man Schwingungen von passender 
Stärke. Diese Schwingungsart besitzt ferner den 
Vorzug geringer Dämpfung, so daß scharfe Ke- 
s 0 n a u z w i r k u n g e n erzielt werden . 
Fig. 2 veranschaulicht die Schaltung in ihrer 
einfachsten Form. Der geschlossene Schwinguiigs- 
kreis wird von dem Kondensator C und der 
•Selbstinduktion X gebildet. Mittels des Schal- 
ters U kann der Strom des Elementes E geöffnet und 
a:eschlossen werden 
H'- 
£ 
Fig. 2. 
Hei jedesmaliger Öffnung des Stromes ent- 
steht in dem Kondeusatorkreise ein Zug sehr wenig gedämpfter 
Scliwingungen von der in Fig. 3 dargestellten Gestalt. Der ph}'- 
sikalisclie Vorgang nach erfolgter Stromunterbrechuug erklärt sicli 
leicht durcli folgende Überlegungen. Der Strom in der Spule L 
hat bei seinem Entstehen ein magnetisches Feld erzeugt, das einen 
gewissen Energieiuhalt besitzt. Wenn mm der Schalter plötzlich 
geöffnet wird , bleibt diese Energie sich selbst überlassen und 
strömt, da sie keinen anderen Ausgang tindet, als Laduugsstrom 
in den Kondensator. Die Ladung dauert so lange an , als noch 
magnetische Kraftlinien vorhanden sind. Wenn dann der Kon- 
densator alle Energie in sich aufgenommen hat, entladet er sich 
rückwärts durch die Spule, indem er in ihr einen Strom von um- 
