Ein Instnimentariam zur Untersuchung und Demonstration etc. 621 
Fig. 13. Stativ zum Einspannen der iUineralien. 
wodurch die Feder / mehr oder weniger gespannt wird. Die 
Höhenlage des Stiftes kann in derselben Weise eingestellt werden 
wie die des Minerals. 
Unter Umständen ist es erwünscht, zwei Mineralien zur 
Berührung zu bringen. In solchem Falle wird der Stift mitsamt 
seinem Träger aus der Bohrung des Ständers entfernt und durch 
eine Einrichtung ersetzt, welche gleichfalls Klemmbacken zur Auf- 
nahme eines Minerals und eine Feder zur Regulierung des Druckes 
besitzt. In der Fig. 1 3 ist die Einrichtung vorn unten erkennbar. 
Besondere Bemerkungen. 
Um die Orientierung über den Stroraverlauf zu erleichtern, 
sind für die einzelnen Stromwege Drähte mit verschiedenfarbiger 
Isolation gewählt worden, und zwar sind die Drähte 
Höhe erfolgt nach Lockerung der Kordelschraube if, , durch Senken 
oder Heben des zylindrischen Teils t in dem eine Bohrung ent- 
haltenden Ständer S. Gleichzeitig ist es möglich, den zylindrischen 
Teil t in dem Loch des Ständers zu drehen. 
Der dem Mineral gegenüberstehende Metallstift T kann durch 
Drehung horizontal verstellt werden. Die Feineinstellung des 
Berührungsdruckes erfolgt durch Drehen der Kordelschraube K., 
