lieber die mittlere spezifische Wärme einiger Silikate etc. 635 
dünnem, glänzendem Silberblech, ist innen vergoldet, hat ein Ge- 
wicht von 90,689 g und faßt bis zu 630 ccm Wasser. Die 
beiden oben offenen Holilgefäße aus Nickelblech C, C' mit glän- 
zender Oberfläche stehen konaxial mit K und dem AVassermantel M 
und können durch Hartgummideckel Q, Q' verschlossen werden. Sie 
besitzen eine Öffnung für das Einbringen der erhitzten Substanz und 
zwei Durchbohrungen für das Thermometer T und den Eührer R. Die 
Gefäße K, C und C' stehen auf je einem niedrigen Dreifuß aus 
Hartgummi, eine Anordnung, durch welche um das Gefäß K drei 
Luftschichten gebildet werden, die eine gute Wärmeisolierung be- 
dingen. 
Mit einem bei E in das Wasser des Mantels eintauchenden 
Thermometer konnte die in diesem Teile des Apparates herrschende 
Temperatur festgestellt werden. 
A'’erschlossen ist das Kalorimeter durch zwei halbkreisförmige 
Hartgummideckel, die mit Ausschnitten für das Thermometer T, 
den Rührer R und für das Einschütten der Substanz versehen sind. 
Der Rührer R besteht aus einem gewölbten , mit einem Aus- 
schnitt für das Thermometer T versehenen Nickelblechsieb, dem 
ein vertikaler Nickelstab angenietet ist. Zwisclien dem Teile des 
Rührers, der in das Wasser des Gefäßes K eintaucht, und seinem 
Griff ist zur A^erminderung des AA^ärmeverlustes durch Leitung 
ein Hai’tgummistäbchen eingeschraubt. Das Gewicht des Teiles 
des Rührers, der im Kalorimetergefäß von AA'asser umspült wird, 
beträgt 34,601 g. 
Zur Bestimmung der Temperatur des Kalorimeterwassers 
diente ein von der Firma E. Fuess hergestelltes Quecksilber- 
thermometer aus Jenaer Normalglas No. 16 III. Einem Grade 
Celsius entsprachen auf der Skala ca. 4,2 cm. An der Teilung 
in konnte yxiVTr'* siclier geschätzt werden. Da der Neu- 
MANN’sche Hahn wenige Sekunden über das feststehende Kalorimeter 
zum Einbringen der erhitzten Substanz geführt werden mußte, 
war das Thermometer zweimal rechtwinklig umgebogen, jedoch 
erfolgten die Ablesungen nur in seinem letzten, vertikal stehenden 
Teile. Um bei der Überführung des NEUMANN’schen Hahnes über 
das Kalorimeter, die mit einem an der Wand befestigten, dreh- 
baren Arm erfolgt, die Einstrahlung von AA'ärme auf das Thermo- 
meter T nach Möglichkeit zu verhindern, war dieses durch vier 
Lagen Pappe, welche Lufträume zwischen sich ließen, geschützt. 
Durch sanftes Klopfen auf das obere Ende des Thermometers 
mittels eines NEEF’schen Hammers wurde eine schnelle Einstellung 
der Quecksilbersäule erreicht. 
Der AA^asserwert des Kalorimeters, des Rührers uud des Thermo- 
meters wurden in der üblichen AA'eise berechnet^; hierbei wurde 
‘ F. Kohlrausch, Lehrb. d. prakt. Phys. 11. Aufl. p. 192. 1910. 
