636 
K. Schulz, 
i 
I 
als mittlere spezifische Wärme im Versiiclisintervall ’ gewählt für 1 
Silber 0,055, für Nickel 0,106. 
Der Wärmeaustausch des Kalorimeters mit der Umgebung 
wurde nach dem in Ostwald -Luther angegebenen Verfahren" 
korrigiert. Zu diesem Zwecke erfolgte die Ablesung der Tempe- 
raturen des Wassers im Kalorimeter von Minute zu Minute. 
Außerdem wurde noch eine Korrektion wegen des lierausragenden 
Fadens des Thermometers T angebracht®, wozu die Bestimmung 
der Temperatur der Luft im Beobachtungsraum mit einem unmittelbar 
neben dem Thermometer T hängenden Fadenthermometer erforder- 
lich ist. Der Gang des Kalorimeters ist in höherem Maße von 
der Temperatur der Luft abhängig als von der Temperatur des 
Wassermantels M. Er überstieg jedoch nur in wenigen Fällen 
+ 0,005® pro Minute, zumeist war er vor und nach dem Versuch 
erheblich geringer. 
W. P. White hat gefunden, daß seine Versuchsanordnung zur 
Bestimmung der spezifischen Wärme nach der Mischungsmethode ^ 
die genauesten Resultate liefert, wenn der Betrag der Temperatm* *- 
erhöhung, die das Kalorimeterwasser durch die erhitzte Substanz 
erfährt, möglichst groß gemacht wird®. Um denjenigen Betrag 
der Temperaturerhöhung des Kalorimeterwassers zu ermitteln, der 
für meine Versuchsauordnung bei gleichen Bedingungen die am 
besten übereinstimmenden Werte ergibt, wurde die mittlere spezi- 
fische Wärme von Quarz im Versuchsintervall wiederholt be- 
stimmt. Indem hierbei stets gleiche Mengen dieses Minerals ge- 
nommen, die Quantitäten des Kalorimeterwassers dagegen syste- 
matisch variiert wurden, ergab sich, daß die Änderung der Tem- 
peratur des Kalorimeterwassers während des Versuches zwischen 
0,98® und 0,60” liegen muß, damit die unter gleichen Bedingungen 
erhaltenen AVerte der mittleren spezifischen AA’ärme hinreichend 
iibereinstiminen (vergl. Tab. 1). Da der Heizraum des Neu- 
MANN’schen Hahns nur ca. 25 ccm Substanz aufnehraen kann, wurde 
ein günstiger Betrag der Temperaturerhöhung im Kalorimeter 
dadurch erreicht, daß die Quantität des Kalorimeterwassers der 
jeweils zur A"erfügung stehenden Menge der Substanz und der 
Größe ihrer spezifischen Wärme angepaßt wurde. Für jede 
AA^assermenge, die von der im allgemeinen zur A^erwendung ge- 
langenden abwich, wurde der AVasserwert des Kalorimetergefäßes K, 
' F. Kohlraüsch, a. a. 0. Tab. 11. p. 699. 
^ Ostwald - Luther , Physiko - ehern. Mess. - Method. III. Aufl. 
p. 308. 1910. 
” Ostwald-Luther, a. a. 0. p. 89. • 
* W. P. White, a. a. 0. und Phys. ßev. 31. p. 545. 562. 670. 
686. 1910. 
“ Vergl. auch F. Kohlrausch a. a. 0. p. 192 : ,man arbeitet mit 
kleinen Temperaturveränderungen im Kalorimeter etwa bis zu 5““. 
1 
