Methoden zur Erkennung und Messung optischer Anisotropie etc. 247 
Stellung der reflektierenden Fläche , in der ohne Kontrastplatte 
die Streifen verschwunden sind , ist wieder die ursprüngliche ge- 
ringe gleichmäßige Stärke der Streifen zu sehen. 
Um die Trennungslinie der beiden Rauchquarzplatten mitten 
im Gesichtsfeld scharf zu sehen , muß der Tubus etwas gehoben 
und eventuell das Prisma des Vertikalilluminators langsam etwas 
gedreht werden. 
Die Messung der Verschiedenheit des Reflexionsvermögens ge- 
schieht durch Drehung einer Glasplatte. Man liest an der Skala 
die Stellung des Zeigers ab , bei welcher gerade Kompensation 
der Anisotropie für die O-Lage der Schwingungsrichtungen in der 
reflektierenden Fläche erfolgt. Die Fläche muß so liegen , daß 
die Schwingungsrichtung mit stärkerem Reflexionsvermögen senk- 
recht zu der des oberen Nicols steht. Eine beigegebene Tabelle 
erlaubt für jede Zeigerstellung die Größe de Anisotropie direkt 
abzulesen. 
Bezüglich der ersten Methode ist noch folgendes nachzuholen 
und zu berichtigen. Das Verhältnis der Reflexionsvermögen für 
die 2 Schwingungsrichtungen eines Spaltblättchens von Gips ist 
falsch angegeben : das Intensitätsverhältnis beträgt für Gips und auch 
für Quarz nahezu 97 Proz., für das Kalkspatrhomboeder 64,8 Proz. 
J 4 d 
Die Formel lautet , = 1 — . . Als Vertikalillu- 
J' (n — 1 ) (n — (— 1 
minator ist das bisher benutzte gewöhnliche rechtwinklige Prisma 
am besten. Der kurz erwähnte nach Analogie des NACHET’sclien 
Zeichenprismas konstruierte Vertikalilluminator ist kostspieliger und 
erwies sich nicht besser. Sehr leicht oxydierbare Metalle und 
Legierungen sind vorteilhafter mit Tonerdehydrat nach Le Chatelier 
zu polieren. Bei Erwähnung der Schleif- undPoliermethoden sind 
die grundlegenden Untersuchungen von A. Martens 1 über die Mikro- 
struktur des Eisens , welche die Grnndziige der mikroskopischen 
Metallographie im natürlichen Licht enthalten, versehentlich nicht 
zitiert worden. A. Martens 2 hat auch erörtert, durch welche 
mechanische Vorgänge das Schleifen bezw. Polieren bewirkt wird. 
Im Verlauf der Jahre kann der Polarisationswinkel der Glasplatte, 
die zur Messung dient, sich etwas ändern. Es genügt nach 5 Jahren 
eine einfache Nachprüfung für ein Kalkspatspaltungsstück. 
Neue Methode. 
Die neue 2. Methode 3 ist experimentell viel einfacher. Vor 
den Vertikalilluminator wird ein Nicol mit horizontaler Schwingungs- 
1 A. Martens. Zeitsclir. d. Ver. deutsch. Ingenieure. 22. 11. 1878. 
34. 398. 1880. 
2 A. Martens, Mitt. k. techn. Versuchsanstalten. 4. 3. 1886. 
3 Die dazu erforderlichen instrumentellen Zubehörteile , Vertikal- 
illuminator mit Nicol und KLEiN’sehe Quarzplatte in geeigneter Kombination 
werden ebenfalls von der Firma Fuess nach den Angaben d. Verf.’s hergestellt. 
