250 J- Koenigsberger, Methoden zur Erkennung und Messung etc. 
einen vierfachen geeignet kombinierten Quarzkeil, dessen Keile J_ 
zur Achse geschnitten sind, kann eine sein- geringe Drehung, auf 
den beiden Hälften des Gesichtsfeldes im entgegengesetzten Sinn 
erzeugt werden. Die Trennungslinie kann schärfer hergestellt werden 
als in dem Glimmerokular und für Messungen der Drehung der 
Polarisationsebene ist es dem Glimmerokular jedenfalls vorzuzieheu. 
Zur Erkennung geringer Doppelbrechung dürfte es jedoch nur bei 
sehr exakter Herstellung dem Glimmerokular gleich kommen und ist 
viel kostspieliger. Bezüglich der Bestimmung der Auslöschungs- 
schiefe lassen sich ohne Versuch die beiden Okulare nicht ver- 
gleichen : es dürfte sehr darauf ankommen, was auch F. E. Wright 
hervorhebt, ob die Platte, an der die Auslöschungsschiefe bestimmt 
wird, schwache oder starke Doppelbrechung besitzt und ferner ob 
weißes oder homogenes Licht genommen wird. Es ist eben, wie 
theoretisch leicht nachzuweisen, die Empfindlichkeit jeder derartigen 
Vorrichtung der Stärke der Doppelbrechung in den zwei oder vier 
Kontrastteilen des Gesichtsfeldes umgekehrt proportional. Die 
schwächste Doppelbrechung läßt sich aber durch Spalten von Glimmer- 
plättchen am einfachsten erreichen. — Der (Centralbl. Xov. 1908 
erwähnte) Kompensator gibt ein vollkommen gleichmäßiges Gesichts- 
feld; er wird mit Quarzplatte parallel zur Achse von gemessener 
Dicke geeicht. Der für Herrn Prof. F. Himstedt angefertigte 
Kompensator gibt für 1 Skalenteil etwa ein zehntausendstel 
Wellenlänge. 
