568 
C. Doelter, 
welches Temperaturen bis 800° gibt, ist für einen speziellen Zweck, 
für die Untersuchung der flüssigen Kristalle, bestimmt, bei welchem 
auch rasche Abkühlung eintreten soll. 
Für die oben zuerst genannten Arbeiten benütze ich einen Ofen 
von nur 80 mm Höbe und 12 mm Liebte. Das Präparat ruht 
bei beiden Öfen circa in der Mitte derselben oder in der oberen 
Hälfte; unter diesem ist das Thermoelement (Platin-Khodium-Ele- 
ment) befestigt. Die Drähte laufen in Kinnen in den Mikroskop- 
tisch und sind isoliert. Man kann entweder den Schliff direkt 
auflegen oder als Unterlage des Präparates benutze ich wie schon 
früher kleine Quarzschälchen von Heraeus. Es ist sehr darauf zu 
achten, daß der Lötknopf des Thermoelementes sich in unmittel- 
barster Nähe des Quarzschälchens oder des Präparates befinde. 
Zur Unterbringung des Schliffes oder Schälchens dient ein 
kleiner Platindreifuß, auf welchem die Kristallplatte aufgelegt wird ; 
das Thermoelement wird hier entweder von unten eingeschoben 
(wie im Falle 2) oder es kann von oben herabgelassen werden. 
Will man nun bei geringfügig erhöhter Temperatur, etwa bei 300°, 
Schliffe beobachten , so genügt es , das Präparat auf die Öffnung 
des Ofens aufzulegen , man kann dann auch eine Glasplatte be- 
nützen und das Thermoelement so anbringen, daß in diese Platte eine 
Vertiefung gebohrt wird, welche den Knopf des Thermoelementes 
aufnimmt, so daß man die Temperatur der Glasplatte erhält. 
Das Mikroskop hat einen Auszugstubus; um aber stärkere 
