Heizmikroskop mit elektrischer Heizung. 
569 
Vergrößerungen zu erhalten, kann noch ein Einsatztubus mit einem 
stärkeren Objektiv in den großen Tubus eingeschaltet werden. 
Für den Ofen I können natürlich stärkere Vergrößerungen 
verwendet werden wie für den höheren Ofen. Die Untersuchungen 
im polarisierten Lichte werden durch einen drehbaren Nicol als 
Polarisator ermöglicht, welcher unter dem Objekttische, auf welchem 
der Ofen ruht, angebracht ist, während der Analysator im Mikro- 
skoptubus angebracht ist, außerdem ist noch ein auf das Okular 
aufzustülpendes Nicol vorhanden. Der Tisch des Mikroskopes ist 
auch drehbar, er hat eine Kreisteilung und zwei Schrauben, um 
den Ofen mit dem Objekt verschieben zu können, was bei stärkeren 
Vergrößerungen nötig ist. Der Mikroskoptubus ist behufs Zentrie- 
rung mit zwei Schrauben versehen. 
Was das Arbeiten mit polarisiertem Licht anbelangt, so macht 
sich von 700° der Einfluß des eigenen Lichtes bemerkbar, und 
bei 980° ist dieses schon störend, man muß daher durch eine starke 
künstliche Lichtquelle , als "welche am besten eine Bogenlampe 
dient, das rote Licht des Öfchens übertönen. Bis gegen 1180° 
sind Untersuchungen im polarisiei'ten Lichte sehr gut durchführbar; 
bei höheren Temperaturen ist dies weniger gut der Fall, ich habe 
noch über 1280° Interferenzfarben nachgewiesen, glaube aber, daß 
die Untersuchungen weiter hinauf nicht mehr genau sind. 1 
Der kleinere Ofen gibt Temperaturen bis ca. 12üO°, beide 
Öfen werden von Heraeus hergestellt. 
Der zweite, höhere Ofen dient mehr zu Schmelz- und Kri- 
stallisationsversuchen und muß höhere Temperaturen bis gegen 
1600° ergeben; er hat eine Heizrohre von 10 cm, ist ca. 12 cm 
hoch. Die Befestigung des zu untersuchenden Objektes erfolgt 
hier am besten auf einem Platinring, der das Schälchen trägt; 
dieser Ring wird von oben an drei mit demselben verbundenen 
Platinfäden eingehängt. 
Den Verschluß des Ofens bildet oben eine Quarzglasplatte, 
die sich in einem Kupferring befindet, welcher durch sein Gewicht 
erstere an den Ofen an drückt. 
Ein Hauptvorteil der Öfen ist der, daß die Erhitzung beliebig 
reguliert und die Temperatur sehr lange konstant gehalten werden 
kann. Zur Regulierung der Temperatur benütze ich drei Wider- 
stände von 96 Ohm, 53 Ohm und 5 Ohm; die ersteren gestatten 
Ausschaltung von 3^ bezw. 4^- Ohm, während bei dem letzten, 
einem RrHSTRArr sehen Schiebewiderstand von 5 Ohm, für jede 
Windung ein Ausschalten von ca. 0,65 Ohm gestattet ist. Vermittelst 
dieser Widerstände, von welchen aber die zwei ersten in einen zu- 
sammengezogen werden können, kann die Stromstärke von gV Ampere 
geändert werden, und dies gestattet, von 5 zu 5° die Temperatur 
zu verändern. 
Kühlung der Linse. — Es gibt verschiedene Arten der 
