570 
C. Doelter, 
Kühlung, am besten erwies sich eine Kühlung durch ein sehr 
breites, ringartiges Reservoir, in welchem fortwährend das Wasser 
der Wasserleitung durchfließt; auf der einen Seite ist der Zu- 
leitungsschlauch, auf der andern der Ableitungsschlaucli auf der 
Figur p. 568 ersichtlich; je nach Bedarf kann man das Wasser 
schneller oder langsamer durchfließen lassen. Tatsächlich hat 
bei einer Ofentemperatur von 1200° das Wasser im Reservoir 
ca. 10° C. 
WriCxHT und Lausen bilden im American Journal 1909, Januar- 
heft, 27, ein Heizmikroskop ab, welches dem von mir im Jahre 
1904 konstruierten sehr ähnlich ist, nur daß sie nicht die Linse 
kühlen, sondern den Ofen selbst, welcher übrigens mit meinem 
sonst vollkommen gleich ist. (Ich bemerke, daß die amerikanischen 
Autoren es nicht für notwendig gefunden haben, zu erwähnen, daß 
ihr Instrument dem meinen von 1904 gleicht, so daß der unein- 
geweihte Leser glauben muß, es läge hier etwas ganz Neues vor.) 
Ich ziehe die Kühlung der Linse der des Ofens vor, da durch 
letztere große Temperaturunterschiede an verschiedenen Teilen der 
Heizrohre hervorgerufen werden , wodurch eine starke Luftzirku- 
lation in dieser verursacht wird , was die nötige Temperatur- 
konstanz beeinträchtigt. Abgesehen davon, daß auch die Halt- 
barkeit des Ofens durch solche Temperaturdilfereuzen nicht gefördert 
wird, wirkt ja die Abkühlung direkt dem Zwecke des Ofens ent- 
gegen, ohne irgendwelche Vorteile zu bieten. 
Vergrößerungen. — Sehr starke Vergrößerungen sind 
naturgemäß hier wegen des zu großen Abstandes des zu unter- 
suchenden Gegenstandes ausgeschlossen ; sie sind in vielen Fällen 
auch nicht nötig, nur bei Beobachtung der Kristallisationsvorgänge 
hoch schmelzender Stoffe, z. B. Silikate, Gesteine, Schlacken, sind 
sie sehr erwünscht, aber gerade in diesem Falle muß der höhere 
Ofen II angewendet werden, und bei diesem kann man nur von 
25 bis 132 vergrößern; ich verwende 4 verschiedene Objektive 
und stärkere Okulare, namentlich 3, 4, 5. 
Um die Vergrößerung zu steigern, wird in den Tubus ein 
zweites, stärkeres Mikroskop oben eingeschoben, so daß man dann 
unter Anwendung des ausgezogenen Tubus zur Maxim alvergröße- 
rung von 132, aber, falls das stärkste Objektiv angewendet wird, 
sogar auf 375 für Ofen I kommt. In den meisten Fällen genügen 
Vergrößerungen von 20 bis 80, und bei sehr hohen Temperaturen, 
1400 — 1600°, sind stärkere Vergrößerungen nicht gut möglich. 
Von großer Wichtigkeit ist insbesondere bei Bestimmung von 
Umwandlungspunkten, Kristallisationsbeobachtungen das Photo- 
graphieren der verschiedenen Stadien. Der photographische 
Apparat ist horizontal , damit man rasch abwechselnd photogra- 
phieren und beobachten kann , und auf dein Mikroskoptubus ein 
Prisma angebracht, welches gestattet, sowohl auf den photo- 
