Heizmikroskop mit elektrischer Heizung. 
571 
graphischen Apparat als auch auf das Objekt einzuschalten. Um 
gute Bilder zu erhalten, ist es nötig, ein rotes Farbenfilter zu 
gebrauchen und auch rote Platten anzuwenden (am besten be- 
währten sich PERuz-Platten). Es ist zweckmäßig, namentlich bei 
Schmelz- und Kristallisationsversuchen , in Intervallen von 50 zu 
50° Bilder aufzunehmen, um die Veränderungen genau zu fixieren. 
Sehr wichtig ist auch das Arbeiten mit Gasen, um Verände- 
rungen, Schmelzen, Beaktionen in Gasen zu beobachten. Ein im 
Mikroskoptisch angebrachtes Kickeiröhrchen ermöglicht den Zufluß 
eines beliebigen Gases ; dieses kann durch ein zweites Röhrchen 
im obersten Teile des Ofens wieder abgeleitet werden. Bei Ar- 
beiten mit Wasserstoffgas und ähnlichen Fällen, wo auch eine 
ganz geringe Diffusion vermieden werden soll, wird eine besondere 
Verschlußplatte oben angeschraubt , die Quarzglasplatte hindert 
dann das Gas am Entweichen; außerdem hat der Ofen einen 
eigenen lackierten Mantel , welcher oben und unten mit Mennige 
gedichtet wird, so daß das Gas nicht entweichen kann. 
Personalia. 
Dr. George Thurland Prior, seit 1887 Assistent im Mineral 
Department des British Museum in London, ist von den Trustees 
zum Keeper of Minerals ernannt worden. Er ist der Nachfolger 
von L. Fletcher (vergl. dies. Centralbl. 1 909 p. 444). 
