746 
J. Königsberger, Nachtrag zu „Vorrichtung 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Nachtrag zu „Vorrichtung zur Erkennung und Messung ge- 
ringster Doppelbrechung“ 1 . 
Von J. Königsberger in Freiburg i. B. 
Da sowohl Okular wie Kompensator eine recht exakte Her- 
stellung erfordern , die vielleicht nicht immer gelingt , so möchte 
ich auf einige Fehler aufmerksam machen, die eventuell in der 
Konstruktion Vorkommen können. 
1 . Die beiden Glimmerblätter des Okulars sind nicht immer 
genau parallel justiert. Um das zu erkennen, werden die Linsen 
des Okulars herausgeschraubt, der Okularteil mit den Glimmer- 
blättern auf den Objekttisch des Mikroskops gelegt, und mit 
schwächster Vergrößerung zwischen gekreuzten Nicols geprüft, 
ob beide Hälften gleichzeitig auslöschen. 
2. Die beiden Glimmerblättchen sind zu dick und daher die 
Vorrichtung zu unempfindlich. Das läßt sich leicht qualitativ 
prüfen. Das Glimmerokular wird in der früher angegebenen Weise 
in das Mikroskop oberhalb als Okular eingesetzt. Darin bringt man 
auf den Objekttisch ein gewöhnliches Objektträgerglas, Gießener 
oder anderen Formates, mit der Längskaute unter angenähert 45° 
zu den Nicols und drückt dies senkrecht zur Längskante mit mäßiger 
Kraft etwa der Schwere von 300 g entsprechend, zwischen den 
Fingern. Sogleich muß im Okular die eine Hälfte heller, die andere 
merklich dunkler erscheinen. Ist das nicht deutlich der Fall, so 
ist das Okular zu unempfindlich, weil die Glimmerblätter nicht 
dünn genug gespalten wurden. Eine geringe Änderung muß schon 
bei ganz schwachem Druck sichtbar sein. 
3. Die beiden Glimmerblättchen sind nicht genau gleich dick. 
Dann haben die beiden Hälften des Gesichtsfeldes, wenn das Okular 
nach der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Weise unter 45° 
zu den Nicols zur Beobachtung eingesetzt wird, nicht genau gleiche 
Helligkeit. Das ist, wie der Fehler 1 , etwas störend, aber verringert 
die Empfindlichkeit nicht sehr, höchstens auf die Hälfte, während der 
unter 2. erwähnte Fehler das Okular durchaus unbrauchbar macht. 
An dem verbesserten BiOT-BABiNET-Kompensator können folgende 
Fehler Vorkommen , die am leichtesten gefunden werden , wenn 
man den Kompensator zwischen gekreuzten Nicols auf dem Objekt- 
tisch mit schwächster Vergrößerung untersucht : 
1 . Die Kanten der Keile sind nicht parallel den Auslöschungs- 
l’ichtungen, oder nicht alle zueinander parallel. Man erkennt das 
daran , daß zwischen gekreuzten Nicols bei möglichst intensiver 
1 Dies. Centralbl. 1908, p. 729 und 1909, p. 249. 
