zur Erkennung und Messung geringster Doppelbrechung“. 747 
Beleuchtung und Drehen des Kompensators nie eine vollständige 
Auslöschung zustande kommt. In diesem Fall muß der Kompen- 
sator zur besseren Justierung etc. zurückgesandt werden. 
2. Unter 45° zu den gekreuzten Nicols gibt der Kompensator 
im allgemeinen Aufhellung. Bei scharfer Einstellung des Objektivs 
darf der Kompensator unter 45° zu den Nicols nicht Farbflecken 
zeigen, was am leichtesten im Violett 1. Ordnung zu bemerken 
ist. Sieht man da rote und blaue Flecken bezw. Farbennuancen, 
so sind die Keile nicht genügend auspoliert. 
3. Der Fehler, mit dem man sich theoretisch häutig beschäftigt 
hat, daß nämlich die Keile nicht genau parallel der optischen 
Achse des Quarzes sind , stört in der Praxis am wenigsten , weil 
die Prismenkanteu des Quarzes einen sehr guten für diese Zwecke 
ausreichend genauen Anhaltspunkt für die Schnittrichtung geben. 
4. Die Winkel der Keile sind nicht gleich oder die Platte 
nicht planparallel. Letzteres kommt kaum, ersteres nicht in hohem 
Grade vor. Inwieweit letzterer Fehler stört, läßt sich leicht sehen. 
Sowie die Farbe innerhalb des ganzen Gesichtsfeldes merklich ver- 
schieden, z. B. links rötlich, rechts bläulich ist, so sind die 
Winkel nicht hinreichend gleich. 
5. Wenn keiner der vorher erwähnten Fehler vorhanden ist, 
so wird dann auch der Kompensator in der Lage sein, jeden Gang- 
unterschied Amllkommen kompensieren zu können, so daß im höchst 
empfindlichen Glimmerokular beide Hälften gleichhell sind und 
ein Gangunterschied mit einer Genauigkeit von + 3 /ioooo /. sicher 
bestimmbar ist. Voraussetzung ist, wie schon früher erwähnt, daß 
alle Zwischenlinsen frei von Doppelbrechung sind und daß auch 
die zu messende Substanz an allen Stellen wirklich gleichen Gang- 
unterschied hat, was oft nicht zutrifft. Die Genauigkeit der 
Messung ist in letzterem Fall direkt gleich der Änderung des Gang- 
unterschiedes in (oder bei Erzen auf) der nicht homogenen Substanz. 
— Stellt man den Kompensator unter 45 u auf den Gangunterschied 0, 
so müßte das ganze Gesichtsfeld dunkel sein, von einer äußerst ge- 
ringen, jedem Kompensator aus Quarz anhaftenden Aufhellung ab- 
gesehen, die W. Voigt 1 theoretisch für optisch aktive Substanzen 
gefunden und experimentell bestätigt hat, die aber äußerst klein 
ist und hier außer Betracht gelassen werden darf. Das Gesichts- 
feld ist für den Gangunterschied 0 ohne Glimmerokular ge- 
wöhnlich nicht ganz schwarz, wie es sein sollte, sondern von ganz 
schwach sichtbareu Farbstreifen höherer Ordnung durchzogen. 
Diese rühren von vielfachen Beflexionen namentlich in den Keilen 
her. Dieser Fehler wird vollständig beseitigt, und man erhält ein 
tief dunkles Gesichtsfeld , wenn man Zedernöl in den Kompen- 
sator gießt. 
1 W. Voigt, Ann. Phys. 18. p. 665. 1905. 
