L'eber zwei neue elektrisclie Oelen elc. 
427 
l)eschriebenen sehr ähnlich. Er giebt eine Maximaltemperatiir 
welclie 1300° beträgt man kann allerdings noch höhere Tempe- 
raturen erreichen durch weiteres Ausschalten des Widerstandes, 
doch ist dies nicht rathsam, da Schmelzen der Platinfolie eintreteu 
kann. Die Temperatur steigt von 1100° sehr langsam, was bei 
Schmelzpunktsbestimmungen erforderlich ist. Beide Oefen sind, da 
die Heizspulen leicht herauszunehmen sind, unschwer zu repariren- 
Der erste Röhrenofen kann sehr gut zur Bestimmung der 
Schmelzpunkte verwendet werden, weil derselbe gestattet die Vor- 
gänge zu beobachten. Es geschieht dies mit einem Fernrohr; das 
Mineralsplitterchen ist auf einem Platinträger befestigt und ■wird 
beobachtet, auch kann man jeden Augenblick dasselbe herauszieben 
und näher untersuchen; es ist dies nothwendig, denn der Beginn 
des Scbmelzens ist nicht so leicht zu erkennen, und man erhält 
viel zu hohe Temperaturen, wenn man nur den Moment der bereits 
vollzogenen Schmelzung beobachtet. Daher sind z. B. die neuer- 
dings von BnuN gemessenen Schmelzpunkte viel zu hoch 2, z. Tb. 
ganz exorbitant hoch. 
Derselbe verwendet ein Sauersloffgebläse, bei dem die Tempe- 
ratur sehr rapid steigt und nicht constant erhalten werden kann ; 
da er auch zur Beobachtung jedesmal den Deckel entfernen muss, 
so ist es kaum möglich den Punkt des Scbmelzens genau zu 
eruiren, sondern nur den des vollzogenen Schmelzprocesses, man 
wird daher unbedingt zu hohe Temperaturen erhalten. Abgesehen 
davon ist die Anwendung der SEGEu’schen Schmelzkörper für tech- 
nische Zwecke wohl gestattet, nicht aber für genaue wissenschaft- 
liche Untersuchungen; überdies geben sie nach Bnux nur von 20° 
zu 20° Temperaturen an; da diese Schmelzkörper ausserdem sich 
näher an den Ofeiiwandungen befinden, so werden sie auch höhere 
Temperaturen geben müssen. Auch ist bei der rapiden Steigerung 
in einem Gebläseofen die Masse des geschmolzenen Minerals zu 
berücksichtigen, was bei den BnEx’schen Versuchen nicht geschah, 
daher eine Reihe von Fehlerquellen , welche zu theilweise ganz ali- 
normen Resultaten führte. Für niedrig schmelzende Mineralien wie 
manche Granate, Hornblende, Augite sind seine Temperaturen mit 
meinen früheren noch ziemlich übereinstimmend, bei höheren aber 
nicht mehr, obgleich er die Reihenfolge der Plagioklase genau so 
lindet wie ich, was er nicht erwähnt, wohl aber anführt »que tout 
etait ä faire«', was im Hinblick auf die vielfach übereinstimmende 
Reihenfolge der Mineralien unberechtigt erscheint. 
Die Abweichungen von der Reihenfolge, welche sich in Bru.n’.s. 
Arbeit gegenüber meiner und auch der von Joly-Gusack° findet, sind 
' Bei 110 Volt, 10—11 Ampere. 
- Arch. d. sc. phys. et nat. Geneve 1902 (N. Jahrb. f. Min. etc. 1902. 11). 
° On the Melting points of Minerals 1886. Die Schmelzpunkte 
Cus.\ck’s sind zumei.st noch niedriger als die von mir zuerst ge- 
fundenen (vergl. N. Jahrb. f. Min. etc. 1899. I. — 196 — ; 11. — 357 — ). 
