424 
E. Böse. 
gleichen Abstand von der Linse befand , aber auch dieses S3'stem 
ergab verschiedene Schwierigkeiten, besonders war der Zeitverlust 
beim Fixieren des richtigen Befestiguugspunktes oft außerordentlich 
groß ; ich suchte deshalb eine andere Lösung und setzte die dreh- 
bare Scheibe auf einen Schlitten, der eine leichte Vor- und Eück- 
wärtsverschiebung des Objektes gestattet; den Schlitten aber setzte 
ich auf einen Tisch, der vermittelst einer rückwärtigen Querleiste 
auch eine parallele Seitwärtsverschiebung des Schlittenapparates 
gestattet ; um stets den richtigen Abstand finden zu können, stellte 
ich auf den unbeweglichen Teil des Schlittenapparates zwei senk- 
rechte , in kurzen und gleichen Abständen durchbohrte Messing- 
säulen auf, durch die je nach der Höhe des Objektes ein Seiden- 
faden gezogen wird. Diese Vorrichtung gestattet selbst eine sehr 
komplizierte Lobenlinie innerhalb einer Viertel- oder höchstens 
einer halben Stunde vollständig zu photographieren; übrigens hängt 
dies natiüdich auch von der Geschicklichkeit des Photogi-aphen ab. 
Ich will nun zunächst den von mir konstruierten Apparat 
beschreiben, um später die Details der Anwendung kurz auseinander 
zu setzen. 
Auf Fig. 4 sehen wir in Fig. A den Schlittenapparat mit 
der drehbaren Scheibe, in Fig. B die Konstruktion dieser letzteren. 
Der Schlittenapparat ist aus Holz konstruiert, Metall wäre natür- 
lich vorzuziehen, aber in Mexiko war die Konstruktion aus Metall 
Avegen des Mangels an geschickten Mechanikern ausgeschlossen ; ich 
habe also den Schlitten aus verschieden gestellten Stücken Holz zu- 
sammensetzen lassen und die Gleiträuder soAvie die Nute c (Fig. 4 
Fig. A) mit Messingstreifen belegt, außerdem sind an der Basis 
des Schlittens soAvie auf dem Boden der Gleitfläche ebenfalls 
Messingbänder aufgeschraubt, so daß in Wirklichkeit die ganze 
BeAvegung auf Metallbäudern vor sich geht. Am vorderen Teile 
sieht man die beiden Messiugsäulen d — e und / — g, durch die der 
Faden e — g geht, der untere Teil des Fadens Avird bei h durch 
ein Gewicht bescliAvert. Die drehbare Scheibe a' — h' ist, Avie man 
in Fig. B sieht, mittels eines Domes in die Eöhre c' eingesetzt, 
diese ihrerseits läuft in der Eöhre d' und kann durch die Schraube 
e' an jedem beliebigen Punkte festgestellt Averden, ohne daß die 
Drehbarkeit der Scheibe a‘ — h' aufgehoben Avird. 
Die von mir als praktisch erkannten Maße unseres Apparates 
sind: Länge a — h des Schlittens 40 cm, Breite a — a desselben 
20 cm, Höhe der Drehscheibe in ihrem tiefsten Stand 25 cm über 
dem Schlitten , Höhe der Messingsäulen d — e und / — g 40 cm, 
vertikaler Abstand zAvischeu jedem der Löcher in den genannten 
Säulen für den Faden e — g 1,5 cm. 
Der Apparat ist nun sehiTeicht verständlich. Die drehbare Scheibe 
ist ungefähr auf der Mitte des Schlittens aa — hb festgeschraubt, 
dieser kann durcli Heraus- oder Hineinschieben so gestellt Averden, 
