Sammlungsmikroskope für Mineraliensammlungen. 
617 
An einem Fensterplatz darf nur ein Mikroskop aufgestellt 
werden, da sich sonst die Beobachter gegenseitig stören und auch 
die Erklärungen und makroskopischen Belegstücke nicht gut und 
in übersichtlicher Weise Platz liahen. 
Bei der Aufstellung muß natürlich auch Rücksicht darauf ge- 
nommen w'erden , daß die später gelegentlich vermehrte Zahl von 
Mikroskopen in übersichtlicher Weise etwa in einer Fensterflucht 
aufgestellt ist. Da leicht später einmal ein Mikroskop mit einem 
andern nmgetauscht werden muß , beachte man am besten gleich 
bei der ersten Anlage, daß die Fensterbänke in ihrer Höhe ge- 
ändert werden können , um trotz der verschiedenen Höhe der 
Instrumente immer die Okulare in gleicher Höhe zu haben. 
3. Mikroskope für gewöhnliches Licht. 
Wegen des verhältnismäßig hohen Preises der Polarisations- 
mikroskope wird man gut daran tun, für solche Dinge, bei denen 
man mit gewöhnlichem Licht ebenso gut auskommt , ein gewöhn- 
liches Mikroskop zu verwenden. 
Derartige Instrumente sind im Handel zu liaben , z. B. das 
Museumsmikroskop von E. Leitz, Wetzlar, bei welchem die 
12 Präparate auf^eine um ihre horizontale Achse drehbare Trommel 
befestigt und durch eine konzentrische Trommel mit entsprechen- 
den Ausschnitten geschützt werden L 
In unserer Sammlung haben wir es vorgezogen zur Aufnahme 
der Präparate einen besonderen drehbaren Tisch T neben dem 
Mikroskop anzubringen (Fig. 1). Derselbe ist auf einem Fuß fest 
auf der Grundplatte (G) angebracht. Das Mikroskop kann nach 
einer etwaigen Entfernung mit Hilfe von Schrauben (Sa nur eine 
eingezeichnet) und eines zwischen seinen Fuß eingepaßten Klotzes 
(in der Zeichnung nicht sichtbar) genau immer in die gleiche Lage 
zurückgebracht werden , was natürlich durch Betrachtung eines 
Präparates , dessen Mittelpunkt man sich gemerkt hat , zu prüfen 
und gegebenenfalls um einen kleinen Betrag zu verbessern ist. 
Hierdurch ist es möglich, das Mikroskop auch leicht für andere 
Zwecke zu verwenden und wieder an seinen Ort zurückzustellen, 
oline einen nennenswerten Zeitverlust zu haben. 
Der Präparatenträger ist mit 12 Öffnungen in seiner Trag- 
platte (TP) und in seiner (oberen) Schutzplatte (SP) versehen. 
Wenn der Mittelpunkt einer Öffnung in der Achse des Mikro- 
skopes steht, so wird dies jeweils durch Einschnappen kenntlicli 
gemacht. In dieser Lage stimmt dann die Beschreibung und die 
beigegebene Photographie genau mit dem im Gesichtsfeld sicht- 
baren Teil überein. Die Öffnungen müssen so groß sein , daß 
' Abbildung in Katalog No. 42 Mikroskope und Nebenapparate von 
Ernst Leitz, optische Werkstätte, Wetzlar. 
