618 
M. Schwarzmann. 
ziemlich das ganze Präparat imverdeckt bleibt, indem man dann 
eben den ganzen Fläcbenstreifen , der bei der Drebung das Ge- 
sichtsfeld passiert, beobachten kann. Bei der Montierung von 
schmalen Präparaten ist behufs bester Ausnützung darauf zu achten, 
daß dessen Längsrichtung in die Drehrichtung fällt. 
Wem es nicht daran gelegen ist, die Präparate wieder anderswo 
zu verwenden, der wird am besten tun, dieselben auf eine Karton- 
scheibe zu befestigen und diese Scheibe auswechselbar gegen eine 
oder mehrere andere Serien auf das Tischclien zu setzen. Andern- 
falls kann man auf der Trägeriilatte entsprechende Federklemmen 
zum Festhalten anbringen. Ich glaube, daß man bei mineralogi- 
schen und petrographischen Präparaten auf diese Federn leicht 
M. Schwarzmann gez. 
Fig. 1 . Gesamtansicht des Sammlungsmikroskops für gewöhnliches Licht. 
(i Grundplatte, auf welcher sicli, mit Hilfe der Schraube »9« befestigt, das 
Mikroskop befindet, sowie der drehbare Tisch T mit der Tragplatte Tl\ 
auf der sich die Präparate befinden, von der Schutzplatte SF bedeckt. 
Der Mikroskoptubus wird von der Hülse Hi\ geschützt. Diese ist auf dem 
Gummiring R aufgesetzt. Maßstab im Mittel etwa i der natürl. Grüße. 
wird Verzicht leisten können , da man bei der Verwendung der 
Serienkartons sich die große Jliihe des Einstellens der einzelnen 
Präparate erspart und die Präparate ja meist leicht doppelt zu 
beschaffen sind. 
Die Drehung des Präparatentischchens geschieht durch einen 
Schlitz (SS) des Glaskastens (Fig. 1 rechts), durch welchen die 
Scheibe etwa 1,5 — 2 cm heraussteht, ohne daß die Präparate 
selbst berühi’t w’erden können. 
