620 
M. Schwarzraann, 
drehen zu können. Aus diesem Grunde ist der Träger der Präpa- 
rate auf dem drehbaren Mikroskoptischchen seihst angebracht. 
Zur Befestigung dienen zwei Stifte (Fig. 3, Sj) unter Benützung 
der im Mikroskoptischchen befindlichen Öifnungen für die Klammern 
und zwei Schrauben (Fig. 3 , So) , in zwei besonders ‘ in das 
Tischchen gebohrten Gewinden. Naturgemäß kann jetzt der 
Präparatenträger nicht melir die Größe wie bei Fig. 1 haben. 
Er ist deshalb nur für 10 Präparate bestimmt und die Präparate 
können liier auch nicht mehr das übliche Format besitzen, sondern 
Fig. 3. Grund- und Aufriß des auf das Mikroskop aufzusetzenden Präpa- 
ratenträgers. Die Stifte S, und die Schrauben befestigen die Unter- 
lagsplatte UP auf dem Mikroskoptisch. Se Serienscheihe mit den Präparaten 
auf der Tragplatte 2'F und unter der Schutzplatte SP gelegen. Die 
Schrauben befestigen SP auf 2’P. P Einschnappfeder. Maßstab etwa 
I der natürlichen Größe. 
müssen , wenn nicht etwa gleich zu Anfang entsprechende (etwa 
runde) Objektträger benützt werden, mit dem Glasschneider auf 
die betreffende Größe zurecht geschnitten werden. Die zurecht 
geschnittenen Präparate lege ich auf öinen dem Präparatenträger 
in seinen Ausschnitten und seiner Größe augepaßteu Karton, be- 
festige die in dem Mikroskop genau eingestellten Präparate jeweils 
