Sammlungsmikroskope für Mineraliensammlungen. 
621 
mit wenig Wachs und gieße die Zwischenräume zwischen den Präpa- 
raten aus. Die so entstehende Wachsplatte wird nachlier mit einem 
dem unteren Karton ganz genau entsprechenden Zeicheupapiei’ be- 
deckt, so daß wir eine leicht aufzubewahrende, wegzunehniende 
und infolge der Orientierung, welche die zwei Schraubenstifte 
(Fig. 3, S 3 ) geben, wieder aufzusetzende Präparatenscheibe haben. 
Wir können sie füglich als „ Sei’ienscheibe Xo. . . .“ bezeichnen 
und mit gleicher Nummer die entsprechende Erklärung. 
Die Drehung des Tischchens um die Achse des Mikroskopes 
behufs Beobachtung von Dichroismus und Auslöschung geschieht 
mit Hilfe eines Hebels (Fig. 2 u. 3, H) und einer daran befind- 
lichen Schiene (Si), welche aus der Verglasung herausreicht. Der 
Drehwinkel beträgt ungefähr 200*’, was zum Zeigen des Dichrois- 
mus usw. vollkommen ausreicht. 
Em ein neues Präparat einzustellen, wird die Schraube (Sr) 
ganz nach liiiks gebracht. An dieser Stelle schaut dann die 
Präpai’atenscheibe aus der Verglasung heraus , und es ist mög- 
lich, mit der rechten Hand — unter Festhalten des Griffes (Si) 
mit der linken — die Drehung der Präparatenscheibe um die 
Achse 21 zu bewerkstelligen. (Lage wie in Fig. 2.) 
Da beim Einschieben des oberen Nicon’schen Prismas die 
Einstellung für das Auge sich ändert, so ist (mit dem XicoL’schen 
Prisma verbunden) eine schwache Sammellinse statt der Berträxd- 
schen Linse angebracht, derart, daß zugleich wie das Nicol auch 
die Sammellinse in den Tubus eintritt und ein scharfes Bild erzeugt. 
Durch den Stift (Fig. 2, St) kann das NrcoL’sche Prisma und 
zugleich ohne weiteres auch die Linse in den Tubus ein- und 
wieder ausgeschaltet werden. 
Die Verglasung des Mikroskopes besteht aus einem in Fig. 2 
sichtbaren Kasten, welcher in Holzleisten den Schlitz (SS) für 
die Schiene und die Präparatenplatte trägt und eine Führung für 
den das Nicol bedienenden Stift (St). Mit drei Schrauben ist an 
der Deckplatte des Kastens die Messinghülse (Hü) befestigt, in 
ihrer Höhe durch einen Aufsatzring (B) aus Gummi ein wenig 
korrigierbar. Die obere Okularlinse muß natürlich gerade unter 
der Öffnung der Messinghülse sich befinden, was außer durch die 
Wahl des Gummiringes in noch weiteren Grenzen durch das Aus- 
ziehen des Okulars aus dem Tubus geschehen kann. Man richte 
die Höhe der Schutzhülse am besten nach der schwächsten in 
Betracht kommenden Vergrößerung ein, da bei einer stärkeren ja 
dann leicht das Okular noch weiter herausgezogen werden kann. 
Das Aufsetzen des Glaskastens auf das Mikroskop wird dadurch 
ermöglicht, daß man vorher den Stift (St) von dem Mikroskop 
abschraubt, die Schraube (Sr) des Präparatenträgers nach rechts 
stellt und die Schiene (Si) gegen das Mikroskop dreht. Nach 
Aufsetzen des Kastens kann dann leicht der Stift eingeschraubt 
