40 
Theile wenigstens von einander isolirt sah, wurde das durch zwei 
Siebe auf eine gleiche Grösse gebrachte und durch Schlemmen 
von dem feinen anhaftenden Pulver befreite Korn mit der 
Kaliumquccksilberjodid-Lösung behandelt. 
Da der IIaraüa’scIic Apparat nur gestattet, geringe Mengen 
des Pulvers auf einmal zu behandeln, so wurde der von van 
Weeveke 1 eingeführte Trichter mit gutem Erfolg verwandt. Ich 
licss mir einen solchen Trichter mit der schon von van Werveke 
vorgeschlagcncn Modifikation an der Ausflussröhre konstruiren 
und gebe von demselben ein Bild in Viertelgrösse in Fig. 3. 
Bei dem Trichter ist darauf zu achten, 
dass die Bohrung des Hahns nicht zu eng ist, 
womöglich nicht viel enger, als die Trichter- 
röhre selbst. 
Nun war es aber auch von Interesse, 
das specifische Gewicht der Lösung nach dem 
jedesmaligen Ausfallen einer Probe zu erfahren. 
Dies war ohne weiteres Hülfsmittel nicht mög- 
lich, weil man die hydrostatische Waage 2 nicht 
einsenken konnte, so lange noch Pulver auf 
der Flüssigkeit schwamm. Ich habe daher ein Gläschen unfer- 
tigen lassen, an welches an seinem unteren zugeschmolzenen 
Ende ein kleines aufwärts gebogenes, zu einer feinen Spitze 
ausgezogenes Röhrchen angeschmolzen ist. Am oberen Ende sind 
drei Glasstäbe angebracht, vermittelst welcher der Apparat frei 
in den Trichter gehängt werden kann. Fig. 4 stellt diesen Ap- 
parat in Viertelgrösse dar. 
1. L. van Werveke, Ueber Regeneration der Kaliumqnecksilbcrjodid-Lösung 
und über einen einfachen Apparat zur mechanischen Trennung mittelst dieser Lö- 
sung. Neues Jahrb. 1 S83, Bd. II, briefl. Mitth. S6— 87. 
2. Cohen, Ueber eine einfache Methode, das spec. Gewicht einer Kaliumqueck- 
silberjodid-Lösung zu bestimmen. Neues Jahrb. 1883, II. Bd., briefl. Mitth. 88 — 89. 
