152 A. Johnsen undO. Mügge. Verbesserungen am Harada'schen etc. 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Verbesserungen am Harada’schen Trennungsapparat. 
Von A. Johnsen und 0. Mügge. 
Königsberg i. Pr., 3. Februar 1905. 
Beim Arbeiten mit dem HAKADA’schen Scheidetrichter müssen 
die als Indikatoren dienenden Mineralstückchen jedesmal heraus- 
genommen werden, ehe die Lösung genau auf das spezifische Ge- 
wicht eingestellt ist , da es sonst schwer hält , des schwebenden 
Indikators wieder habhaft zu werden und dieser beim Untersinken 
den Zugang zum Hahn versperren würde. Ferner ist es lästig, 
daß der Indikator und die etwa benutzte Pinzette wie der obere 
Glasstopfen etc. jedesmal wieder abgespiilt werden müssen, ab- 
gesehen davon , daß Verluste an Gesteinspulver dabei unvermeid- 
lich sind. Das Einstellen der Lösung regelt sich erheblich ein- 
facher und genauer, wenn man dazu Minerale oder besser Glas- 
stückchen von bestimmter Form benutzt, welche zugleich so klein 
sind , daß sie ohne Schwierigkeit den Hahn passieren können, 
letzterer muß dazu allerdings erheblich weiter gemacht werden 
als an den bisher gebräuchlichen Apparaten. 
Als Indikatoren verwendeten wir Würfel von 4 mm Kanten- 
läuge, welche aus Jenaer Glas geschnitten und bis auf eine Seite 
matt geschliffen , und , um sie in der Lösung bequem sichtbar zu 
machen, mit Graphit geschwärzt waren ; die letzte Seite der Würfel 
wurde poliert und das spezifische Gewicht mit Diamant darauf 
vermerkt. 
Die Glassorten , von welchen uns die Firma Schott u. Gen. 
in dankenswerter Weise hinreichendes Material zur Verfügung 
stellte, waren folgende (Liste No. 268, 1902) 
No. 
0,154 
(Dichte 
3,15) 
Y> 
0,364 
( „ 
3,01) 
0,846 
( » 
2,98) 
0,726 
( » 
2,88) 
?? 
0,164 
( „ 
2,78) 
y> 
r> 
0,138 ( 
0,381 ) 
( » 
2,68) 
n 
0,546 
( » 
2,59) 
n 
0,144 
( » 
2,48) 
1 Die Dichten sind hier neu bestimmt , da sich Abweichungen von 
den in der ScHOTT'schen Liste angegebenen Zahlen herausstellten. 
