H. V. Gräber, Eine Bleidose für die mikrochemische Silikatanalyse. 247 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Eine Bleidose für die mikrochemische Silikatanalyse. 
Von H. V. Gräber in Böhmisch-Leipa. 
Mit 1 Textfigur. 
Die Schwierigkeit, chemisch-reine Flußsäure zu beschaffen 
und dauernd rein aufzubewahren, wird bekanntlich durch die Ver- 
wendung von Bleidosen behoben. Doch sind diese ausschließlich 
den Zwecken der makrochemischen Analyse dienlichen Gefäße 
meistens zu umfangreich und bedürfen großer Mengen von Fluß- 
spat und Schwefelsäure oder es werden mit ihnen andere Absichten 
verfolgt, z. B. die von Cohen (Mitt. d. naturw. Ver. für Neu- 
pommern u. Rügen. 20. Jalirg. 
1888) vorgeschlagene Trennung 
von Mineralen eines Silikat- 
gesteins (vergl. auch Rosen- 
busch, Mikroskop. Physiogr. etc. 
3. Aull. 1. 255). Ich verwende 
nun seit längerer Zeit und mit 
dem besten Exdolge eine kleine 
Bleidose, die in ihrer gegen- 
wärtigen Form und natürlichen 
Gi'öße durch die beigegebene 
Abbildung illustriert wird. Man 
stellt sich dadurch in völlige 
Unabhängigkeit von dem teuren 
und nicht immer ganz tadel- 
losen Handelspräparat der rein- 
sten Flußsäure, von der für die mikrochemische Analyse ohxiedies 
nur geringe Mengen benötigt werden. Sehr gute Dienste leistete 
mir diese Dose beim Studium der Feldspat-(Albit-)Einspx-englinge 
im dynamometamorphen Quarzkeratophyr des Maschwitzbergs 
bei Böhmisch-Leipa. 
Der gegenwärtige Verschluß der Dose ist der einfachste und 
beste. Der vorspringende Rand kann auch vermieden werden, doch 
ziehe ich ihn aus Reinlichkeitsgründen vor. Die Aufschließung 
ex-folgt mit roher rauchender Flußsäure, die überall erhältlich ist. 
Bleidose für die mikrochemische Sili- 
katanalyse (natürliche Größe). 
