S. Nakamura, Ueber einen Quarzhalbschattenapparat. 
267 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Ueber einen Quarzhalbschattenapparat. 
Von S. Nakamura in Göttingen. 
Mit 1 Textfigur. 
I. 
Unter den zahlreichen polaristrobometrischen Einrichtungen 
ist der LiPPicH’sche Polarisator ohne Zweifel die vollkommenste, 
weil er uns gestattet, mit beliebigen Lichtarten und beliebigem 
Grade der Empfindlichkeit zu operieren. Deshalb hat er mit Hecht 
überall Anwendung gefunden, wo es sich um möglichst genaue 
Messungen handelt. Aber sein Nachteil ist die Schwierigkeit der 
Herstellung, und infolgedessen ist er ziemlich teuer. Dagegen ver- 
einigt der zuerst von J. Mace de Lepinay 1 vorgeschlagene Quarz- 
halbscliattenapparat mit den Vorzügen der einfachen Konstruktion 
und des bequemen Gebrauches den Vorteil äußerster Genauigkeit 
der Messungen. 
Für polaristrobometrische Zwecke hat man Quarzplatten in 
verschiedener Weise benutzt. Die SoLEix’sche Doppelplatte 1 2 3 be- 
steht aus zwei nebeneinanderstehenden , gleich dicken , links und 
rechts drehenden Quarzplatten, die genau senkrecht zur optischen 
Achse geschnitten sind. Ihre Dicke ist gewöhnlich 3,75 mm, so 
daß, wenn sie zwischen parallelen Nicols genau senkrecht zur Seh- 
linie eingesetzt werden, die beiden Hälften des Gesichtsfeldes im 
weißen Licht in gleicher Farbe, und zwar in der violetten „teinte 
sensible“, erscheinen. Das Prinzip der SoLEiL’schen Platte hat 
E. Bertrand 3 zu stauroskopischen Zwecken im Mikroskop benutzt. 
Er nahm je zwei gleich dicke, links und rechts drehende Quarz- 
platten und kittete sie nebeneinander derart, daß die gegenüber- 
liegenden Quadranten denselben Drehungssinn haben. Diese vier- 
fache Platte wird im Okular des Mikroskops angebracht und die 
Trennungslinien der Quadranten dienen als Kreuzfäden. Da die 
1 J. Mac£ de LEpinay, Journ. de pliys. (2) 4, 267; 1885. (3) 9, 
585; 1900. 
2 H. Soleil, Compt. rend. 20, 1805 ; 21, 426; 1845; 24, 973; 1847. 
3 E. Bertrand, Zeitschr. f. Krist. 1, 69; 1877. 
