270 
S. Nakamura, 
kommt also bei jeder anderen Empfindlichkeit eine andere Analy- 
satoreinstellung'. 
Benutzt man Na-Licht, so ist zu beachten, daß es zweifarbig 
ist; wegen der Dispersion des Drehungsvermögens im Quarz hat 
man also zwei Polarisationsebenen für zwei Lichtarten in jedem 
Teile des Feldes. Der Unterschied des Drehungswinkels e für die 
beiden D-Linien beträgt in einer Platte von 2 V mm Dicke etwa 8". 
Wenn die beiden Platten genau von derselben Dicke sind, so fallen 
die Halbierungsebenen OP der Polarisationsebenen der beiden Farben 
zusammen ; und selbst wenn die Platten von verschiedener Dicke 
sind, machen sie gegeneinander einen kleinen Winkel von wenigen 
Bogensekunden. Es folgt daraus, daß die Inhomogenität des Na- 
Lichtes keinen großen Fehler zur Folge hat. 
III. 
Der Analysator befinde sich in seiner Nulllage , so daß 0 A 
senkrecht zu OP liegt. Eine inaktive doppeltbrechende Kristall- 
platte werde zwischen der Quarzdoppelplatte und dem Polarisator 
eingeschaltet. Es seien : OH, , 0H 2 die Polarisationsebenen der 
schnelleren resp. langsameren Welle im Kristall; Winkel POP, = e, 
P UH, — (f. Dann ergibt sich , dass die Intensitäten J, , J 2 des 
Gesichtsfeldes gegeben werden durch 
so daß 
J, = i Jcos 2 (^sin 2 (f + ) + sin 2 cp cos 2 (t tp) 
r 1 
— | sin 2 (f sin 2 (e -f- cp) cos 2 n — j 
J 2 = i jcos 2 y sin 3 (f — cp ) -f- sin 2 cp cos 2 (s — cp) 
r 1 
-j- 1 sin 2 ip sin 2 (f — cp) cos 2 n -- j 
J, — J 2 = i . sin 2 1 sin 4 . sin* n 
X ’ 
( 5 ) 
(6) 
wobei i die Intensität des einfallenden Lichtes, F den Gangunterschied 
der beiden Wellen im Kristall und Ä die Wellenlänge im leeren Raum 
bedeutet. Das Gesichtsfeld wird also gleichmäßig hell erscheinen mit 
der Intensität 
J 0 ' = i sin 2 f , (7) 
wenn (f> — 0 oder cp — —— ist. 
Die zu (3) und (4) analogen Gleichungen , 
pfindlichkeit der Anordnung bestimmen, lauten : 
8 
8 © 
tang f 
sin 2 n 
K 
tang f 
welche die Em- 
n — 
