272 
S. Nakamura, 
der Drehwinkel e verschieden für verschiedene Farben, und nach 
der Gleichung: (4) variiert die Empfindlichkeit rj von Farbe zu 
Farbe. Das ist der Grund, warum zu Beobachtungen bei gekreuzten 
Nicols die Quarzdoppelplatte so dünn mm) gewählt werden 
muß. Dann werden die Drehwinkel a für die FRAuxHOFER’schen 
Linien A und G resp. 0,63° und 2,56°; die Einstellung bleibt also 
im ganzen sichtbaren Spektralgebiet sehr empfindlich. 
Wenn man parallele Nicols an wenden will und daher die 
Quarzplatte so dick nimmt, daß der Drehwinkel für Na-Licht bei- 
nahe 90° wird, so ist die Dispersion schon zu groß, um empfind- 
liche Einstellungen für das ganze Spektrum zu bekommen. Ist 
z. B. die Doppelplatte 4,1 mm dick, daun gibt die Tabelle den 
Drehwinkel a und den spitzen Winkel y zwischen den Polarisations- 
ebenen der Doppelplatte für verschiedene FnAUNHOFER’sche Linien: 
c 
y 
A . 
. . 52,07° 
75,86° 
B . 
. . 64,37 
51,26 
C . 
. . 70,93 
38,14 
D . 
. . 89,01 
1,98 
E . 
. . 112,75 
45,50 
F . 
. . 134,07 
88,14 
G . 
. . 174,66 
10,68 
H . 
. . 209,92 
59,84 
Diese Platte würde also nur geeignet sein für Farben nahe 
der D-Linie. Für eine Farbe, die jenseits der G-Linie liegt, müßten 
wir sogar mit gekreuzten Nicols arbeiten. Eine Platte, für welche 
a = n ist, würde noch viel weniger brauchbar sein. 
V. 
Der Polarisationsapparat werde beleuchtet durch einen Mono- 
chromator, dessen Austrittsspalt das Spektralgebiet zwischen den 
Wellenlängen A, und A, liefert. Wir wollen jetzt nach Lipfich 1 
die Empfindlichkeit der verschiedenen Halbschattenapparate ver- 
gleichen. Die Größen i und a sind Funktionen von A, und wir 
müssen statt der Gleichungen (1) und (2) schreiben: 
J, = Aicos 2 (* — Q \ 
J 4 = 2 i cos 2 (x + f ) i 
J, — J 2 = sin 2 y 2 i sin 2 1 (9) 
Gleichmäßige Helligkeit des Feldes tritt ein für y — 0 oder 
Tt 
y — — , unabhängig von i und s, da alles symmetrisch ist in 
bezug auf die Polarisationsebene des Polarisators. 
1 Lippich a. a. 0. 
