Ueber einen Quarzhalbschattenapparat. 
277 
Sichtsfeldes bedeckt. Am zweckmäßigsten wählt man einen schmalen 
langen Streifen mit sehr scharfen Kanten , der sich in der Mitte 
des Feldes befindet. Dann haben wir einen dreiteiligen Halb- 
schattenapparat. Oder die Platte darf, wie von Heele 1 beim Lau- 
RENT’schen Apparate vorgeschlagen wurde , eine diinne kreisrunde 
Scheibe sein. Das Gesichtsfeld wird dann so aussehen , wie bei 
einem LuMMER-BRODHux’schen Photometer. Um dieselbe Empfind- 
lichkeit zu bekommen wie bei einer doppel- oder dreifachen Platte, 
darf die Platte doppelt so dick sein. Durch die Reflexion und die 
Absorption an der Platte wird die Genauigkeit des Apparates ver- 
mindert. 
IX. 
An einer Doppelplatte von ca. 0,04 mm Dicke mit sehr scharfen 
Trennungslinien, hergestellt nach meiner Angabe durch Dr. Steeg 
und Reuter in Homburg v. d. H. , wurde die folgende Messung 
durchgeführt im mineralogischen Institut zu Göttingen. Hier muß 
ich Herrn Professor Liebisch meinen verbindlichsten Dank aus- 
sprechen dafür, daß er einen Laxdolt’- 
schen Polarisationsapparat mit einem 
LiPPiCH’schen dreiteiligen Polarisator 
und andere Einrichtungen und Ver- 
suchsmittel freundlichst zu meiner 
Verfügung gestellt hat. Der Analy- 
sator ist mit einem Teilkreise ver- 
sehen, der in |--Grade geteilt ist und 
durch Nonien T ^ 0 -Grad ablesen läßt. 
Die Grenzlinien der drei Felder stehen 
vertikal. 
Ich habe zunächst die Genauig- 
keit der Nullstellung des Analysators 
mit der Quarzdoppelplatte und mit der LiPPiCH’schen Einrichtung 
unter möglichst gleichen Umständen verglichen. Der Halbschatten- 
winkel des LiPPiCH’schen Polarisators war nahezu gleich dem der 
Doppelplatte. Diese Platte war dicht vor der Nicolkombination 
so eingeschaltet, daß ihre Trennungslinie horizontal lag (Figur). 
Die Lichtquelle war eine Na-Flamme, erzeugt durch einen Lenxe- 
MANN’schen Brenner mit Sauerstoffleuchtgas und Natriumkarbonat- 
perlen auf einem Platindraht. Es wurde sogleich bemerkt, daß die 
Polarisationsebenen der beiden kleineren Nicols Ni und N r des 
LiPPiCH’schen Polarisators nicht genau parallel zu einander waren. 
Die sieben Lagen des Analysators, entsprechend den sieben Grenz- 
linien in dem Gesichtsfeld, wurden durch je zehnmal wiederholte 
Ablesungen in jeder Lage bestimmt: 
Gumlich, Zeitschr. f. Instrum.-Kunde. 16, 269: 1896. 
