E. Brunnee, Polarisations-Mikroskoppolymeter. 
593 
Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden. 
Polarisations-Mikroskoppolymeter. 
Von R. Brunnee in Göttingen. 
Mit 1 Textfigur. 
Bei den bisherigen Mikroskopkonstruktionen war die Fein- 
einstellung derart angebracht, daß sie durch das ganze Oberteil 
des Stativs belastet war, erst in neuerer Zeit hat die Firma Zeiss 
diesen Übelstand bei großen Mikroskopen mit weiter Ausladung 
dadurch vermindert , daß sie die Einrichtung für Feinbewegung 
näher an den Tubus heranrückte. Bei meiner neuesten Konstruktion 
ist die Triebbewegung ganz nach hinten verlegt, und die Fein- 
einstellung der Objektive erfolgt vollkommen unabhängig von allen 
anderen Teilen des Mikroskops durch Drehung einer in 10Ü Teile 
geteilten Trommel T, indem eine Schraube ohne Ende einen kreis- 
förmigen Keil von 5 mm Steigung bewegt. Der Keil, welcher in 
der Hülse H zwischen Spitzenschrauben gelagert ist, wirkt auf 
eine kleine , harte Stahlrolle , deren Achse mit dem Objektiv- 
träger 0 verbunden ist. Durch eine volle Umdrehung der Trommel T 
hebt oder senkt sich das Objektiv um jL mm , mithin gibt die 
Teilung r ^yg- mm au. Durch diese Anordnung ist es möglich ge- 
worden, dem von verschiedenen Fachleuten ausgesprochenen Wunsche, 
das Innennicol (Analysator) A mit freier unabhängiger Drehung 
zu versehen, nachzukommen. Die Drehungen des Analysators sind 
an einem von 5 zu 5 Grade geteilten Hinge E ablesbar. Letzterer 
kann, nachdem man 2 Schrauben gelöst hat, abgenommen, und 
der Schieber mit Nicol dann zwecks Reinigung herausgezogen 
werden. Unter dem Nicol befindet sich* ein Schlitz zur Ein- 
führung einer Gips- oder Glimmerplatte. 
In gleicher Weise, wie das Innennicol ist auch der Tubus 
ganz für sich drehbar, und zur Bestimmung der Größe des Dreh- 
winkels vermittels des Fadenkreuzes im Okular mit einem in 
360 Grade geteilten Kreise K 2 versehen. Diese Einrichtung gestattet, 
die Lage von Umrißlinien, Spaltrissen usw. oder einer Auslöschungs- 
richtung mit einer einzigen Ablesung zu bestimmen , ohne dabei 
die Teilung des unteren Objekttisches K l zu beachten. Letzterer 
dient in diesem Falle nur dazu, das Objekt in eine bestimmte 
Lage zu bringen , während die Messung mit Hilfe des oberen 
Kreises K 1 erfolgt. Die Teilung dieses Kreises gibt also gleich 
den gesuchten Winkel an , ohne daß vorher eine Einstellung des 
Präparates zum O-Punkt vorgenommen wird. Hierdurch entsteht 
eine wesentliche Zeitersparnis. 
Centralblatt f. Mineralogie ete. 1905. 
38 
