Polarisations-Mikroskoppolymeter. 
595 
Tubus ganz frei von Belastung bleibt , und weil man ferner 
beim Arbeiten nicht durch einen hochliegenden Kreis gestört wird. 
Die Übertragung der Drehungen findet vermittels des Knopfes F 
oben wie unten durch drei, ein wenig konische, Zahnräder statt. 
Das mittlere Zahnrad federt sanft nach oben, drückt sich also 
keilförmig zwischen die beiden anderen Zahnräder, wodurch jeglicher 
tote Gang vermieden wird. Bei den Drehungen der beiden Nicols 
bleiben das Objektiv und die Condensorlinsen stehen. 
Die BßRTKAND’sche Linse ist um eine außerhalb des Tubus 
liegende Achse leicht aus- und einschaltbar. Durch einen Druck 
auf die Feder kann die Linse zwecks Reinigung ganz heraus- 
geklappt werden. Die feine Korrektion der Objektive wird durch 
zwei senkrecht zueinander wirkende Schrauben leicht hergestellt, 
da der Objektivknopf mit sicherer Kreuzführung versehen ist. Die 
Objektive werden durch eine Klammer gehalten, was ein schnelles 
Wechseln der Vergrößerung gestattet. Für die Zwecke der Pro- 
jektion kann das Instrument mit weitem Tubus versehen werden. 
Der Kreis K 1 ist mit Grad Ablesung und Mikrometerwerk 
zur Feineinstellung versehen. In einer Vertiefung des Tisches liegt 
vollkommen verdeckt eine Kreuzprismenbewegung *, welche die ver- 
schiedenen Teile eines Objektes in den Mittelpunkt der Drehungen 
zu bringen gestattet. Die Anordnung ist bekanntlich viel vorteil- 
hafter, als die hochaufliegender Kreuzschlitten. 
Der Polarisator P hat seine Führung ebenfalls rückwärts 
liegend , und wird , nachdem derselbe durch die Triebbewegung 
nach unten gedreht ist, zur Seite geklappt, während die obere 
Linse für stark konvergierendes Licht durch einen, unter dem 
Tisch befindlichen Schieber aus- und eingeschaltet werden kann. 
Zwischen den Kondensorlinsen liegt eine trisbleiule, welche durch 
den Arm I zu öffnen oder zu schließen ist. Die Xicolhiilse ist 
drehbar und mit Teilung versehen, auch kann sie herausgezogen 
werden , während die Linsen nebst Irisblende am Instrument ver- 
bleiben und als Beleuchtungsapparat benutzt werden können. 
Aus vorstehender Beschreibung ist ersichtlich , daß man tat- 
sächlich alle Teile des Instrumentes, ohne irgendwelche Umschal- 
tung vorzunehmen, ganz unabhängig voneinander bewegen kann, 
und sind Messungen in folgender Weise möglich : 
a) ln gewohnter Weise mit Kreis K 1 ; 
b) Drehung des Tubus zum Kreise K ~ ; 
c) gleichzeitig drehbare Nicols durch Zahnradübertragung; 
d) Drehung des Analysators, wie auch des Polarisators. 
' Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische 
Technik. 14. 1897. S. 11—13. 
38 * 
