Mikrophotographische Aufnahme von Dünnschliffen. 631 
verwahrt man vor der eigentlichen Aufnahme den ganzen Tubus 
durch Umhüllen mit schwarzem Tuch, damit durch die verschie- 
denen seitlichen Oeffnungen, die sich an dem Mikroskop zur Ein- 
führung der BERTRAND’schen Linse, des Analysators und von Gyps- 
blättchen etc. befinden, kein Nebenlicht eindringen kann. 
Zur Beleuchtung des Präparates verwendet man 
zweckmässig einen Auerbrenner und schaltet zwischen ihn und 
das Mikroskop eine Mattscheibe ein, wodurch man ein gleichmässiges 
Licht erhält. Um grössere Helligkeit zu erzielen, wird vor die Matt- 
scheibe eine Linse gebracht und die Stellung von Lampe, Linse 
und mattirter Scheibe so geregelt (in der Figur sind diese Theile 
der Uebersicht halber gegen einander verschoben), dass auf der 
letzteren direkt dem Präparat gegenüber ein kreisrunder, möglichst 
intensiv und gleichmässig beleuchteter Fleck entsteht, der dann für 
sich die eigentliche Lichtquelle repräsentirt. Die gleichmässige Be- 
leuchtung des Bildfeldes ist auf der Mattscheibe leicht zu kontrolliren. 
Das Zusammensetzen des ganzen Apparates macht keine 
Schwierigkeiten und kann in fünf Minuten geschehen. 
Die bei der angegebenen Auszugslänge der Kamera und bei 
Verwendung eines Tubus von normaler Weite erzielten Bilder haben 
einen Durchmesser von 9 cm; nach dem Beschneiden bleibt ein 
Bild von 8 cm Durchmesser, also von genügender Grösse und be- 
quemem Format. Wer für Reproduktionszwecke aus Mangel an 
Raum kleinere Bilder wünscht, verkürze den Kameraauszug und 
stelle das Mikroskop von neuem ein. 
Die Aufnahme geschieht am besten in einem verdunkelten 
Raume. Das hat den doppelten Vortheil, dass störendes Nebenlicht 
ferngehalten wird und dass man das Bild auf der Mattscheibe besser 
zu erkennen und vor allem seine relative Helligkeit genauer zu be- 
urtheilen vermag, da das Auge sich stets auf eine gleich stark beleuch- 
tete Umgebung akkommodirt. Hierdurch wird man leicht in Stand ge- 
setzt, die Expositionszeit mit einiger Sicherheit aus der Helligkeit 
des Bildes auf der Mattscheibe zu bestimmen, was bekanntlich bei 
photographischen Aufnahmen im Freien nicht möglich ist. 
Die Stelle des Schliffes, welche man photographiren will, 
markirt man sich vorher in irgend einer Weise und sucht womög- 
lich bei Tageslicht im aufrecht stehenden Mikroskop die Wirkung 
der einzelnen Hülfsmittel (Blenden, Gypsblättchen, verschiedener 
Vergrösserungen etc.) und ihre bestmögliche Gombination zu be- 
stimmen, wodurch man sich die Einstellung im Apparat wesentlich 
erleichtert, ln der gewünschten Stellung wird der Schliff auf dem 
Objekttisch festgeklammert und roh eingestellt. Die genauere Ein- 
stellung mittelst der Mikrometerschraube wird durch folgende 
einfache Vorrichtung bewirkt: Um die Mikrometerschraube, die sich 
bei dem benutzten Seibert’schen Mikroskop unter dem Objekttisch 
befindet, schlingt man einen Bindfaden, führt ihn nach beiden Seiten 
