E. G. A. ten SiethofT. Krystalluntersuchung. 
657 
Briefliche Mitteilungen an die Redaction. 
Beitrag zur 
Krystalluntersuchung im convergenten polarisirten Lichte. 
Von E. G. A. ten SiethofF-Scheveningen. 
Mit 1 Figur. 
Eine genaue Krystalluntersuchung ist nur möglich, wenn wir im 
Stande sind den Ivrystall von allen Seilen her zu untersuchen. Man darf 
jetzt nicht mehr damit zufrieden sein, die Untersuchung zu beschränken 
auf die Seite, die sich uns zufällig darbietet. So einfach dieses auch 
scheint, so hat man sich doch lange Zeit begnügt, die Krystalle nur 
um eine verticale Axe zu drehen (Drehung des Objecttisches). Be- 
kanntlich hat jedoch schon 1892 Schroeder van der Kolk seine 
Dünnschliffe im parallelen 
polarisirten Lichte auf dem 
Objecttisch um eine hori- 
zontale Axe drehen lassen. 
(Zeitschr. f. w. Mikro- 
skopie, Bd. VIII, Jan. 1892.) 
Man könnte diese Unter- 
suchungsmethode kurz- 
weg nennen: eine Unter- 
suchung schief stehender 
Präparate. 1898 beschrieb 
er (Kurze Anleitung zur 
mikroskopischen Krystall- 
bestimmung) eine Vorrichtung, um diese Untersuchungsmethode ein- 
facher zu gestalten. Um der Forderung zu genügen, dass der Krystallbei 
der Drehung nicht aus der Mitte des Gesichtsfeldes rückt und immer 
den gleichen Abstand vom Objectiv innehält, liess er eine gläserne 
Halbkugel anfertigen (Radius 15 mm), welche mit der convexen 
Seite in der runden Oeffnung des Mikroskoptisches ruht, während 
die flache Ebene als Tisch für das Object gebraucht wird. Die 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1903. 42 
