658 E. G. A. ten Sielhoff. Krystalluntersuchung. 
Halbkugel mag nun in jeder denkbaren Weise gedreht werden, der 
Mittelpunkt, also auch die Mitte des Hülfstisches, rückt nicht von der 
Stelle. Dieses ist die einfachste Vorrichtung, die vollkommen allen 
Forderungen entspricht, wenn man die Untersuchung beschränkt 
auf paralleles polarisirtes Licht. Eine andere Vorrichtung für den- 
selben Zweck ist der Universaltisch von E. von Fedorow, der in 
verschiedenen Ausführungen, mehr oder weniger complicirt, be- 
schrieben wurde in der Zeitschr. f. Kryst. 1894, 1895, 1896. Der ein- 
fachste dieser Tische ist jedoch noch bedeutend theurer als die 
oben genannte Halbkugel. 
Gerade weil die Halbkugel sich uns so nützlich erweist bei 
der Untersuchung von Krystallen, muss man es um so mehr be- 
dauern, dass man sie nicht anwenden kann zur Untersuchung im 
convergenten polarisirten Lichte, während doch gerade die Unter- 
suchung der Axenbilder oft wichtig ist zur Unterscheidung ver- 
schiedener Substanzen. Das Tischchen von Fedorow liess sich 
nur gebrauchen und zwar nur unvollkommen, wenn ich unter dem 
Tisch einen Condensor anbrachte. 
Nun ist es mir jedoch gelungen eine brauchbare Vorrichtung 
anfertigen zu lassen von der Firma R. Fuess, Steglitz-Berlin. Der 
Ausgangspunkt war ein Condensor, der aus einer Gombination von 
drei Linsen besteht, deren Krümmungen so gestaltet sind, dass 
man für die obere Linse eine Halbkugel wählen konnte Diese 
kleine Halbkugel habe ich vom übrigen Gondensorkörper getrennt 
und frei in die obere diaphragmaartige Oeffnung des Gondensors 
hineingelegt. Diese ersetzt nun für Untersuchungen im convergenten 
polarisirten Lichte die grosse Halbkugel von Schroeder van der 
Kolk. Weil man bei der Untersuchung von Axenbildern mit stärkeren 
Objectiven arbeiten muss, habe ich die Peripherie der Halbkugel- 
Tischfläche abschleifen lassen, sodass nur die Mitte dieser Tisch- 
fläche übrig geblieben ist (diese hebt sich von der mattgeschliffenen 
Umgebung deutlich ab). Diese Abschleifung ermöglicht eine er- 
hebliche Drehung der Halbkugel, auch bei Anwendung stärkerer 
Objective. Die Drehung der schiefgestellten Halbkugel ist dadurch 
ermöglicht, dass der ganze Condensor nicht wie gewöhnlich unter 
dem Objecttisch angebracht ist, sondern auf dem Objecttisch und 
theilweise eingesenkt in die Oeffnung des Tisches. Der Condensor 
wird mit der grossen Platte vermittelst der Federklemmen auf dem 
Objecttisch festgeklemmt, sodass die Drehung des Gondensors mit 
dem Objecttisch selbst erfolgt. 
