A. L. Day und F. E. Wright, Heizmikroskope. 
423 
Neue Instrumente. 
# 
Heizmikroskope. 
Von Arthur L. Day und Fred. Eugene Wright. 
In einem früheren Hefte dies. Centralbl. 1 berichtet Prof. 
Doelter über ein im Geophysikalischen Laboratorium der Carnegie 
Institution in Washington konstruiertes Heizmikroskop 2 mit den 
folgenden Bemerkungen : 1 . daß dieses Mikroskop in keinem wesent- 
lichen Punkte verschieden sei von einem solchen , das er schon 
1904 beschrieben und benützt habe 3 ; 2. daß die daran angebrachten 
Abänderungen keine Verbesserungen seien, sondern eher die Ge- 
nauigkeit der Messungen verminderten; 3. sagt er, daß „die 
amerikanischen Autoren es nicht für notwendig gefunden haben, 
zu erwähnen, daß ihr Instrument dem meinen von 1904 gleicht, so 
daß der uneingeweihte Leser glauben muß, es läge hier etwas 
ganz Neues vor.“ 
Die Verf. bezweifeln sehr, ob irgend ein „uneingeweihter 
Leser“ Anstoß nehmen wird au ihrer Beschreibung des Apparats, 
da sie kurz gehalten und ohne historischen Hinweis in eine Fuß- 
note gestellt ist, oder daß er „glauben muß, es läge hier etwas 
ganz Neues vor“, da doch jeder Mikroskopfabrikant Heizmikroskope 
verschiedener Art anbietet. Für diejenigen, welche, wie Prof. 
Doelter, gelegentlich von einem solchen Apparat Gebrauch machen 
zur geeigneten mikroskopischen Untersuchung von kristallisierten 
Mineralien in der Hitze, wurde die kurze Beschreibung unseres 
Instrumentes in der erwähnten Fußnote gegeben unter der Voraus- 
setzung, daß die gewöhnlichen Einrichtungen allgemein bekannt 
und daß von Interesse nur die als vorteilhaft erkannten Abänderungen 
seien. Für erfahrene Beobachter erschien also eine historische 
Erörterung überflüssig. Es scheint indessen, als hätten Doelter 
und vielleicht noch einige andere unsere knappe Beschreibung nicht 
richtig verstanden, und aus diesem Grund erscheint eine sehr kurze 
wiederholte Darlegung der Vorzüge unseres Mikroskops vom 
kritischen Standpunkt aus erwünscht. 
Das in unserem Geophysikalischen Laboratorium konstruierte 
Heizmikroskop unterscheidet sich von dem von Doelter aus dem 
Jahr 1904 in folgenden, wie wir glauben wichtigen Punkten: 
1. Das Erhitzungsgewinde befindet sich auf der Innenseite der Heiz- 
1 1909. p. 570. 
2 Beschrieben in einer Fußnote der Arbeit: Diopside and its relative 
to calcium bisilicates (Am. Journ. Sei (4). 27. 43, 44. 1909). Das Mikroskop 
wurde in der Werkstatt des Instituts nach den speziellen Angaben von 
Arthur L. Day und Fred. E. Wright hergestellt. 
3 Sitzungsber. Wien. Akad. 113. Abt. 1. 1904. p. 194, 195. 
